338 Dr. Felix Skutsch, 



Schieber an den Innenrand der Symphyse gebracht und auf dem 

 Maßstab das Maß abgelesen. Auch konnte der Schieber außen 

 an die Symphyse angelegt werden und für die Dicke der Sym- 

 physe ein Abzug in Rechnung gebracht werden. 



Der Erfinder selbst fand keinen Gefallen an diesem Instru- 

 ment; die Krümmung ließ schlecht am Stiel außerhalb der Scheide 

 die Richtung und Lage des Kolbens erkennen ; das Instrument 

 nahm viel Raum ein; die Fixierung am Promontorium war un- 

 sicher. Deshalb konstruierte er das Instrument Fig. 31. An einem 

 Messingstab war ein hohler Cylinder als Fingerhut befestigt, in 

 dessen Anfang die Spitze des Zeigefingers eingeführt wurde. In 

 diesem Cylinder war ein kleinerer gelegen, dessen Ende durch 

 eine Spiralfeder gegen das offene Ende des äußeren Cylinders ge- 

 halten wurde: sobald dieses an das Promontorium angedrückt 

 wurde, wich der innere Cylinder zurück, ein am unteren Ende der 

 Spiralfeder angebrachtes Plättchen drückte auf die Spitze des 

 Zeigefingers und zeigte diesem an, daß das Promontorium erreicht 

 sei. Den äußeren Cylinder nannte Ritgen den Sucher, den inneren 

 den Finder. Dieses Instrument benutzte Ritgen zur Messung 

 der Conj. diagonalis. 



Bald aber brachte er auf dem Stab einen Schieber mit Quer- 

 balken an, welcher äußerlich über dem Schoßfugenrand die Bauch- 

 decken zurückdrängend angelegt werden sollte. 



Die Form des Suchers und Finders bewährte sich nicht und 

 wurde daher abgeändert (s. Fig. 32 a). Der ganze Stab wurde 

 hohl gemacht ; vom Kopf des Finders lief ein starker Draht durch 

 die ganze Länge der Röhre; eine am Ende dieser angebrachte 

 kleine Feder hielt den Finder in seiner Lage; sobald der Finder dem 

 Druck des Promontoriums ausgesetzt war, trat die Feder zurück. 

 Den mit Querbalken versehenen Schieber nannte Ritgen den äußeren 

 Finder. Um außerhalb der Genitalien beide Finder in dieselbe Lage 

 zu bringen, in welcher sie sich während des Messens befanden, 

 wurde ein auf der Röhre verschiebbarer Index hinzugefügt. Der 

 Abstand wurde mit einem gewöhnlichen Maßstab gemessen. Statt 

 des äußeren Finders konnte auch ein zweiter innerer Finder an- 

 gebracht werden (s. Fig 32 6), um das Maß der Conj. ganz inner- 

 halb der Genitalien zu nehmen. 



Die Fehler des Instruments liegen auf der Hand. Ohne 

 direkte Kontrolle der Finger ist nie die Sicherheit gegeben, daß 

 das Ende des Instruments dem Promontorium anliegt. — 



Einen sehr komplizierten Mechanismus, ohne besondere Vor- 



