346 Dr. Felix Skutsoh, 



um die Conj. vera mit Bestimmung des unteren Symphysenwinkels 

 zu messen. Fig. 44 zeigt denselben. Der vorn mit einem Fenster 

 für die Fingerkuppe versehene Stab wird unter Leitung des Fingers 

 an das Promontorium gelegt ; während dann die andere Hand das 

 Instrument hält, geht der Finger zurück und legt den oberen Arm 

 des Doppelzeigers an die innere Fläche der Symphyse, worauf die 

 über dem Stab verschiebbare Hülse, an deren vorderem Ende der 

 Doppelzeiger befestigt ist, durch eine Schraube (durch einen Ge- 

 hilfen) fixiert wird; am Gradbogen wird die Zahl abgelesen, welche 

 der Zeiger angiebt, und das Instrument entfernt. Hierbei, ebenso 

 wie beim Einführen, liegt der vordere Teil des Doppelzeigers dem 

 Stabe parallel, so daß Ein- und Ausführung ohne Beschwerden 

 ausführbar sind. Außerhalb der Genitalien wird der Zeiger wie- 

 der in die Lage gebracht, die er bei der Messung einnahm, wo- 

 durch die direkte Messung der Conj. vera mittels Maßstabes vor- 

 genommen werden kann. 



Später ' ) modifizierte Kabiekske das Instrument in der Weise, 

 daß der kurze Zeiger in senkrechter Stellung zur Hülse unbeweg- 

 lich festgestellt werden konnte; ferner wurde der Zeiger durch 

 Hinzufügung einer Hülse so konstruiert, daß ihm vor der eigent- 

 lichen Messung die Länge der geburtshilflichen Symphysenhöhe 

 gegeben werden konnte. Auf diese Weise wurde es möglich, die 

 Conj. vera auch ganz direkt (wie bei Kurz, s. S. 65) zu messen. 

 Das Instrument von Kabiekske ist sicherlich wohl eins der besten, 

 welche für die direkte Messung der Conj. vera empfohlen worden 

 sind. Nur halte ich es für unzweckmäßig, daß der Stab am Pro- 

 montorium nicht unter direkter Kontrolle des Fingers, sondern 

 durch die andere, außen am Handgrifif befindliche Hand gehalten 

 werden muß. — 



Instrumente zur direkten Messung der Conj. vera besitzen wir 

 also, wie wir gesehen, eine recht erhebliche Anzahl, darunter einige, 

 die gewiß mit Erfolg Anwendung finden können. Allein alle diese 

 Instrumente haben den Nachteil, daß sie eben nur für die Bestim- 

 mung der geraden Beckendurchmesser konstruiert sind; eine Becken- 

 enge aber nur nach dem Maß der Conj. beurteilen zu wollen, könnte 

 zu den schlimmsten Konsequenzen führen. 



1) Kabieeske, Zur instrumenteilen Bestimmung der Conj. vera. 

 Centralbl. für Gynäk. 1883. No. 40. 



