350 Dr. Felix Skutsch, 



Verlängerung für die innere Branche kann das Instrument auch 

 für die äußere Messung benutzt werden (s. Fig. 47 6). 



Das Instrument von van Huevel hat sehr verbreitete Auf- 

 nahme gefunden, obgleich es an mannigfachen Fehlern leidet. Die 

 Stäbe sind sehr dünn und rund und drehen sich zu leicht nach 

 allen Richtungen, so daß ihre Adaptierung an die Meßpuukte er- 

 schwert ist; außerdem ist stets ein mit dem Mechanismus des 

 Instruments vertrauter Assistent notwendig, um die Feststellung 

 zu besorgen. Ist es zum Herausführen nötig, den äußeren An- 

 satz zurückzuschrauben, so kann nachher leicht ein Fehler in der 

 Einstellung gemacht werden. 



Es ist schwer zu begreifen, warum dieses ursprüngliche In- 

 strument dort, wo es heutzutage angewendet wird, nicht allge- 

 mein durch eine der praktischen Modifikationen ersetzt worden 

 ist, welche angegeben worden sind. 



Schon VAN Huevel selbst gab Änderungen an, indem er 

 zunächst das Instrument, Fig. 48 a, konstruierte ^ ). Wie die Ab- 

 bildung zeigt, ist dies ein Compas d'6paisseur, an dessen einem 

 Arm sich eine dem äußeren Arm des ersten Instrumentes analoge 

 Branche anbringen läßt. Will man die Messung der Conj. vera 

 vornehmen, so klappt man den anderen Arm des Beckenraessers 

 zurück (s. Fig. 48 &) und verfährt wie beim ersten Instrument. 

 Doch auch bei dieser Modifikation bleiben die oben genannten 

 Nachteile. 



Besser ist eine spätere Modifikation von van Huevel*), 

 welche Fig. 49 darstellt. Die innere Branche artikuliert mit einer 

 Scheide, in welcher die äußere verschiebbar und in beliebiger 

 Stellung fixierbar ist. An der vaginalen Branche ist ein Kreis- 

 bogen ohne Gradeinteilung befestigt, welcher an der einen Seite 

 der äußeren vorbeigeht; eine Schraubenvorrichtung ermöglicht 

 Fixierung beider aneinander und dadurch Feststellung des ganzen 

 Instruments. Die Handhabung ist ganz analog, wie beim ersten 

 Instrument, doch kann man hier Assistenz entbehren. Das In- 

 strument ist auch zur äußeren Beckenmessung brauchbar. 



Besonders hervorzuheben ist, daß van Huevel angiebt, man 

 könne mit diesem Instrument in analoger Weise auch den Quer- 

 durchmesser des Beckeneingangs messen. Die erste Messung ge- 



1) 1. c. pag. 39. PI, II. Fig. 1. 



1) Caäeaux, Traite th^orique et pratique de l'art des accouche- 

 ments. 6. edit. Paris 1862. pag. 585 ff. 



