Die Beckenrn essung an der lebenden Frau. 355 



trifft, und nuD wird am Maßstab abgelesen; nach Entfernung des 

 Instruments aus der Vagina wird wieder auf dasselbe Maß einge- 

 stellt, die Stellung durch die Schraube fixiert und der Abstand 

 der Zirkelspitzen mit einem Maßstab direkt abgemessen. Zur 

 Messung der Dicke der vorderen Beckenwand wird die längere 

 Kupferbranche in analoger Weise benutzt. 



Die Idee der Einführung biegsamer Stäbe zur Messung, der 

 wir hier zum ersten mal begegnen, ist eine ganz vorzügliche und 

 es ist das WiNKLEß'sche Instrument als einer der besten und ein- 

 fachsten Beckenmesser zu bezeichnen, die konstruiert worden sind. 

 Vor allem kann man ein besonderes Instrument für Messung der 

 Conjugata vera und Assistenz entbehren. Ich habe bei häufigen 

 Messungen mich von seiner Brauchbarkeit überzeugt. Nur kam 

 es leicht vor, daß die Kupferbranche sich in ihrer Schrauben- 

 führung drehte, während ihr die nötige Biegung erteilt wurde. 



Die Idee, biegsame Stäbe zur Messung zu benutzen, ist später 

 von Freund in sehr fruchtbringender Weise verwertet worden 

 (s. später S. 80). Indem ich auf seine anderweitige Benutzung 

 dieser Idee noch bei Besprechung der Messung querer Becken- 

 dimensionen zurückkomme, erwähne ich hier nur sein für Messung 

 der Conj. vera bestimmtes Instrument ^). Dieses (s. Fig. 56) stellt 

 weiter nichts dar als einen Stab aus Blei, der an seinem einen Ende einen 

 vorn offenen Fingerhut, an seinem anderen einen kleinen Knopf 

 (beide aus Neusilber) trägt. Der in den Fingerhut gesteckte Finger 

 fixiert den Stab am Promontorium ; die andere Hand krümmt hier- 

 auf den Stab so weit aufwärts, bis das knopfförmige Ende den 

 vorher markierten Punkt am Mons Veneris berührt; nachdem der 

 Stab behutsam aus der Vagina herausgenommen ist, wird der Ab- 

 stand seiner beiden Enden mit dem Maßstab gemessen. Die Mes- 

 sung der Dicke der vorderen Beckenwand geschieht in ganz ana- 

 loger Weise. Auch mit diesem Instrument habe ich Messungen 

 vorgenommen und mich von seiner Brauchbarkeit und Einfachheit 

 überzeugt. Die Form der Stabes beim Herausführen wird nicht 

 geändert, wenn man mit der nötigen Sorgfalt verfährt; die Elasti- 

 zität des Stabes ist so gering, daß sie die Messung nicht beein- 

 trächtigt. — 



Ich füge hier noch eine von Tuknek *) angegebene into-externe 



1) Frey, Etüde sur un proce'd^ de mensuration du bassin. Diss. 

 Straßburg 1880. pag. 67. pl. 7. fig. 3. 



2) W. TuENEB, Gase illustrating the importance of accurate pelvi- 

 XX. H. F. xm. 24 



