356 Dr. Felix Skutsch, 



Methode zur Messung der Conj. vera an (s. Fig. 57). Ein Arm des 

 gewöhnlichen BAUDELOCQUE'schen Zirkels ist an dem Gelenkende 

 mit einem Häkchen versehen, an welchem der Ring eines Band- 

 maßes sich befestigen läßt. Ein Assistent fixiert das Knopfende 

 am Promontorium, der Operateur mißt mit dem eingehakten Band- 

 maß bis zum oberen Rand der Symphyse, wobei der Zirkel so ge- 

 halten wird, daß das Bandmaß dem gestreckten Teil des Instru- 

 ments parallel läuft. Durch Abzug dieses Maßes von der Länge 

 des Zirkels soll die Conj. gefunden werden ^). Da die Dicke der 

 vorderen Beckenwand nicht auch gemessen wird, so steht diese 

 Art der Messung den eben beschriebenen Messungen nach Wellen- 

 bergh's Prinzip entschieden nach ; selbst wenn das Bandmaß ober- 

 halb der Symphyse tief eingedrückt wird, bleibt die Messung im- 

 mer noch ungenau, da der vordere Endpunkt der Conj. vera nicht 

 am oberen Rand der Symphyse liegt 2). 



Während die große Mehrzahl der Beckenmesser sich im we- 

 sentlichen auf die genaue Ermittelung der Conjugata beschränkt, 

 ist die Erforschung der übrigen Beckendurchmesser, vor allem der 

 queren, vernachlässigt worden. Indem ich auf die Wichtigkeit ge- 

 rade dieser Messungen noch zurückkomme, will ich nur das ein- 

 schalten, was bisher zur Messung der Querdurchmesser angegeben 

 wurde. 



Bereits bei anderer Gelegenheit erwähnt wurden die indirek- 

 ten Bestimmungen des Querdurchmessers von van Huevel (s. S. 72) 

 und SzYMANOWSKi (s. S. 76). 



Natürlich sollen alle sogenannten allgemeinen Beckenmesser, 

 auf die ich noch zu sprechen komme, auch die Querdurchmesser 

 messen können. Von den schon beschriebenen erwähne ich als 

 hierher gehörig die Instrumente von Aitken (s. S. 56), Capezzi4 

 (s. S. 63) und Howitz (s. S. 64). 



Es bleibt nur weniges übrig, was für die Messung der Quer- 

 durchmesser hier noch hinzuzufügen ist. 



Zunächst ist Wellenberge^) zu nennen. Derselbe benutzte 



metry; with description of a new method. Edinburgh medical Jour- 

 nal. Vol. XXVII. Mai 1882. pag. 986. 



1) Vgl. Eugen, S. 60. 



2) Bereits 8. 57 wurde erwähnt, daß Lazaeewitsch's Instrument 

 auch zur into-externen Messung benutzt werden kann. 



3) 1. c. pag. 80 ff. Taf. IV. Fig. 2. 



