Die Beckenmessung an der lebenden Frau. 357 



ein ähnliches Prinzip, wie es nach ihm van Huevel und Szyma- 

 NOwsKi benutzt haben (s. oben). Er maß die gesammte äußere 

 Beckenbreite und zog von dieser die Dicke beider seitlichen Becken- 

 wände ab. Figur 58 zeigt die Art der Messung. Die zu Unter- 

 suchende liegt mit dem Becken der platten Seite des mit Skala 

 versehenen Stabes auf; die von diesem senkrecht aufsteigenden 

 Platten (deren eine verschiebbar ist) fassen die Hüften zwischen 

 sich, sie sollen jederseits dem Teile des Hüftbeines anliegen, der 

 den oberen Teil der Hüftgelenkspfanne bilden hilft. Die Skala giebt 

 die Länge der äußeren Beckenbreite an. Nun wird mit Wellen- 

 bergh's zweitem Instrument (Fig. 46) (mit besonders stark ge- 

 krümmtem Einsatz) oder mit einem gewöhnlichen Compas d' 6pais- 

 seur vom linken Endpunkt des Querdurchmessers an die äußere 

 Seite der an der linken Seite stehenden Platte („gegen die Stelle, 

 die dem Ort der Linea innominata entspricht") gemessen. Nach- 

 dem in analoger Weise die rechte Seite gemessen ist, wird die 

 Summe beider seitlicher Beckendicken von der gesammten Becken- 

 breite abgezogen ^). 



Das Instrument ist sehr beachtenswert; es ist das erste, 

 welches für die spezielle Messung des Querdurchmessers kon- 

 struiert wurde. — 



Ein für die direkte Messung der Quermaße bestimmtes Instru- 

 ment hat Breit 2) konstruiert (s. Fig. 59). In einem Gehäuse ist 

 ein sich vorn in 2 Arme teilender Maßstab verschieblich ; die bei- 

 den Arme kreuzen sich zweimal und treten beim Vorschieben des 

 Maßstabes divergierend aus dem Gehäuse hervor. Es lassen sich 

 mit dem Instrument nur die Distanzen messen, welche von den 

 gespreizten Fingern der Hand gleichzeitig berührt werden können. 

 Nachdem Zeige- und Mittelfinger (eventuell nach Einführung der halben 

 oder ganzen Hand) die beiden Endpunkte des zu messenden Querdurch- 

 messers erreicht haben, führt die andere Hand das Instrument ein 

 und schiebt den Maßstab vor. Die hinaustretenden Arme folgen 

 den divergierenden Fingern , bis die Knöpfe mit den Meßpunkten 

 in Berührung sind. Hierauf wird der Maßstab zurückgeschoben 

 und das geschlossene Instrument entfernt. Ein auf der Skala ver- 

 schiebbarer Index zeigt die Größe des gemessenen Durchmessers. 



1) Wellenbeegh giebt an, daß man in analoger Weise auch die 

 anderen Durchmesser des Beckens bestimmen könnte (1. c. pag. 83). 



2) Breit, Zwei Beckenmesser. Arch. für physiol. Heilk. VII. 

 Jahrgang. 1848. pag. 623. 



24* 



