364 Dr. Felix Skutsch, 



Die beschriebene Methode scheint Simeon zum Vorbild bei 

 Konstruktion seines Becken messers •) gedient zu haben. Der- 

 selbe ist nur zur direkten Messung der Conj. vera bestimmt und 

 soll seine Besprechung hier kurz eingefügt werden (s. Fig. 66), 



Das obere Ende des vorn am Instrument angebrachten hohlen 

 Schnabels wird an der Innenfläche der Symphyse an den vorderen 

 Endpunkt der Conj. vera angelegt und, indem die rechte Hand 

 den Griff" des Instrumentes hält, hier fixiert. Zeige- und Mittel- 

 finger der anderen Hand werden in die Vagina geführt, der Mittel- 

 finger ergreift den Ring und führt ihn an das Promontorium. 

 Hierdurch wird der mit dem Ringe durch eine dünne Schnur 

 verbundene Index vorgezogen (die Schnur läuft durch den hohlen 

 Schnabel und dann an der Unterseite des Instrumentes entlang) 

 und zeigt auf dem Maßstab das gesuchte Maß an. Der Zeige- 

 finger der rechten Hand muß dem Vorrücken des Index mäßigen 

 Widerstand entgegensetzen , damit der Faden straff" gespannt ist. 

 Der Index läßt sich durch eine Schraube auf dem Maßstab fest- 

 stellen. Dieses Instrument gehört zu den besseren, welche für 

 die direkte Messung der Conj. vera erfunden wurden. Ich habe 

 das Instrument angewendet und bin mit demselben zufrieden ge- 

 wesen 2). Allerdings hindert der dem Schambogen anliegende 

 Teil des Instrumentes etwas die freie Aktion der in die Vagina 

 geführten Finger. Steht der vorliegende Kindesteil tief und fest 

 im Beckeneingang, so ist natürlich eine sichere Messung nicht 

 ausführbar. Ist der vorliegende Teil beweglich, so kann der Zeige- 

 finger die vordere Scheidenwand emporheben, indem gleichzeitig 

 die Finger der äußeren Hand durch Zug am Index den Faden 

 spannen ^). 



Stark *) benutzte eine durch eine Korkplatte geführte Faden- 



1) Abgebildet in Beeithaupt's Verzeichnis chirurgischer, beson- 

 ders aber zum Accouchement gehöriger Instrumente, als Anhang zu 

 Stein's prakt. Anltg. zur Gebhlf. 5. Ausg. 1797. 



2) Mit einigen Verbesserungen ließe sich das Instrument noch 

 brauchbarer machen : statt des Kinges ein Fingerhut, statt des Fadens 

 ein dünner, an den Seiten abgerundeter Metallstreifen , der hohle 

 Schnabel mehr platt, um Abgleiten von dem etwa vorspringenden 

 Symphysenknorpel zu hindern. 



3) In den Geb. Dem. Taf. 36, Fig. 16 findet sich die Angabe, „den 

 Eing an die innere Fläche der Symphyse zu legen und den Hohl- 

 schnabel an das Promontorium zu führen." Das wäre unpraktisch. 



4) Stark, Hebammenunterricht in Gesprächen. Jena 1782. pag. 15. 

 (Hier nimmt St. statt der Korkplatte eine Koralle oder Perle). — 



