Die Beckenmessung an der lebenden Frau. 367 



welche ihrer Einführung in die Genitalien hinderlich ist. Die 

 Kapsel kann beim Herausführen des Instrumentes sich verschieben 

 und hierdurch ein unrichtiges Maß angeben'). 



Die angeführten Instrumente haben natürlich alle die Nach- 

 teile, daß zur Einführung die ganze Hand notwendig ist. Dort, 

 wo eine solche Einführung aber möglich ist, kann gewiß die eine 

 oder die andere der mitgeteilten Methoden die Genauigkeit der 

 manuellen Messung erhöhen. — 



Von den nun noch zu besprechenden allgemeinen Becken- 

 messern erwähne ich zunächst den originellen „Pelvigraph" von 

 Martin*), welchen Figur 74 darstellt. Nach Art der sogenannten 

 Storchschnäbel soll durch Herumführen des in der Scheide befind- 

 lichen Stabes um den Beckeneingang dieser auf der Zeichenplatte 

 durch den Stift aufgezeichnet werden. Es ist wohl schweriich je 

 versucht worden , in dieser Weise an der Lebenden das Becken 

 aufzuzeichnen. Die Konstruktion des Instrumentes läßt dies auch 

 nicht ausführbar erscheinen , wie ein Blick auf die Figur zur 

 Genüge zeigt. — 



Eine recht verwertbare Art, beliebige Beckendimensionen zu 

 messen, finden wir in einem von van Huevel ^) konstruierten Ap- 

 parat. Das in demselben zur Anwendung gekommene Prinzip er- 

 möglicht die Messung vorzunehmen, ohne gleichzeitig zwei Meß- 

 arme in das Becken einzuführen, und beruht darauf, die Lage der 

 Endpunkte des zu messenden Durchmessers in Beziehung zu einer 

 festen Grundlage festzustellen und diese außerhalb des Beckens 

 zur Darstellung zu bringen. Um das Becken der zu Untersuchen- 

 den wird eine Bandage aus Stahlblech geschnallt (s. Figur 75a), 

 Schenkelriemen sichern einen festen Sitz ; an dem dem Mons Ve- 

 neris anliegenden Teile der Bandage ist eine Platte angebracht, 

 von welcher ein Zapfen (s. Fig. 75 &) vertikal herabsteigt, welcher 

 sich vor der Vulva befindet. In diesen Zapfen paßt das viereckig 

 geformte, untere Ende des äußeren Armes von van Hüvels ers- 

 tem Pelvimeter (Fig. 47a, der oberste Teil mit dem Queransatz ist 



1) Vgl. die Kritik von Stein d. j. Neue Annalen der Geburts- 

 hilfe. Bd. I. H. 1. pag. 55 ff. Ferner Betschlek, Rust's Maga- 

 zin für die gesammte Heilkunde. Bfl. XVII, 1824. pag. 474 ff. 



2) Maigkieb, Nouv. demonstrations d'accouchement. pl. 74. 

 Geb. Dem. 9. Heft. Taf. 36. Fig. 13. 



3) VAN Huevel, Me'moire sur la Pelvimetrie. Gand. 1841. pag. 35 

 —38. pl. I. fig. 2, 3, 4, 7. 



