370 Dr. Felix Skutsch, 



messenden Durchmesser hingeführt; sobald einer dieser Punkte 

 berührt ist, werden auf den in drei verschiedenen Ebenen ange- 

 brachten Kreisbögen ^) die Winkel abgelesen, welche die Lage des 

 betreffenden Punktes in Beziehung zu der festen Grundlage (zu 

 dem Brett) bestimmen. Man notiert successive für jeden Punkt 

 die 3 ihn bestimmenden Winkel. Hierauf nimmt man den Apparat 

 von der Frau ab und konstruiert nun durch Einstellung auf die 

 vorher gefundenen Winkel die Lage der vorher aufgesuchten Punkte 

 in den Raum hinein. Will man z. B. die Conj. vera darstellen, 

 so stellt man auf die das Promontorium bestimmenden Winkel ein, 

 befestigt in einem der kleinen, auf dem Brett angebrachten Käst- 

 chen einen Kupferdraht und biegt denselben so, daß sein Ende 

 das Ende des Zirkelarmes berührt. Hierauf stellt man den Zirkel- 

 arm auf die der Symphyse entsprechende Lage ein; dann giebt 

 die Entfernung der Zirkelarmspitze von dem Ende des Kupfer- 

 drahtes die Länge der Conjugata vera. Es ist klar, daß unter Be- 

 nutzung mehrerer Kupferdrähte auf diese Weise alle beliebigen 

 Beckendimensionen dargestellt, ja daß so ein vollkommen getreues 

 Luftbild der gesammten Beckenhöhle in den Raum hineinkonstruiert 

 werden kann. 



Gegen die Art der Messung lassen sich kaum Einwendungen 

 erheben. Was den Gebrauch des Apparates hindert, ist der kom- 

 plizierte Mechanisnms des voluminösen Instrumentes. 



Ich bin am Ende mit der Besprechung der für die innere 

 Beckenmessung angegebenen Instrumente und Methoden'*). 



1) Der auf dem Brett befestigte Halbkreis besitzt eine Rinne, 

 in welcher der auf ihm rechtwinklig stehende Dreiviertelkreisbogen 

 leicht gleitet. Um diesen Dreiviertelkreisbogen ist der äußere Zirkel- 

 arm in horizontaler Axe leicht drehbar; dieser ist mit dem inneren 

 (in die Vagina einzuführenden) Zirkelarm durch ein Charniergelenk 

 verbunden ; der kleine Kreisbogen zwischen beiden Zirkelarmen giebt 

 den Winkel zwischen denselben an. Es ist auf diese Weise leicht, 

 mit dem inneren Zirkelarm beliebige Punkte des Beckeninneren zu 

 erreichen, wenn allen Kreisen durch Lösen der Schrauben freie Be- 

 weglichkeit gegeben ist. Nur um das Bestreichen der vorderen Becken- 

 wand (Anlegen an die Symphyse) zu ermöglichen , ist das Ende des 

 inneren Zirkelarmes in einem Gelenk um 60*^ zu beugen. 



2) Einige Beckenmesser, welche teils überhaupt nicht publiziert, 

 teils nicht bekannt geworden sind, sollen hier angeführt werden : 



Le Roi : In Recherches bist, et prat. sur la section de la sym- 



