374 Dr. Felix Skutsch, 



finger der einen Hand — der eine Finger (meist der Zeigefinger, 

 wenn dieser nicht weit genug reicht, der Mittelfinger) wird dabei 

 in den vorn angebrachten offenen Fingerhut hineingesteckt — an 

 den einen Endpunkt die zu messenden Durchmesser (z. B. an den 

 rechten Endpunkt des Querdurchmessers des Beckeneingangs) hin- 

 geführt (s. Fig. 79). Sobald dies geschehen ist, löst die freie 

 äußere Hand den Schieber. Der Bleistab wird frei, wird behut- 

 sam herausgenommen, so daß er seine Form beibehält, und bei 

 Seite gelegt. Nun wird ein zweiter, dem ersten genau gleicher 

 Bleistab in den zweiten (linken) Schlitten eingesetzt und in ganz 

 analoger Weise an den anderen Endpunkt des Durchmessers (den 

 linken Endpunkt des Querdurchmessers des Beckeneingangs) ge- 

 führt, dann ebenso herausgenommen. Nun wird das Hauptstück 

 vom Brett entfernt und die Bleistäbe in derselben Weise in die 

 Schlitten wieder eingesetzt, in denen sie sich bei der Messung 

 befanden (s. Fig. 80). Die Endpunkte beider Bleistäbe markieren 

 nun gleichzeitig die Lage im Raum beider Endpunkte der zu mes- 

 senden Linie in Beziehung zu demselben dritten fixen Punkt und 

 sind der direkten Messung mittelst des Centimetermaßes zugänglich. 



Es ist klar, daß in derselben Weise jeder belie- 

 bige andere Durchmesser des Beckens, z.B. auch die 

 Conj. Vera, gemessen werden kann. 



Bezüglich der Einrichtung des Apparates ist noch kurz zu 

 bemerken, daß die Bleistäbe vernickelt sind, um das lästige Ab- 

 färben zu vermeiden. Die vorn offenen Fingerhüte sind aus Neu- 

 silber und in einer Führung rings um den Stab leicht drehbar^). 

 Die Einpassung der Stäbe in die Schlitten, sowie die Befestigung 

 des Hauptstückes auf dem Brett ist eine so sichere, daß selbst 

 kleine Verschiebungen ausgeschlossen sind. Die Kiemen sind der 

 leichteren Reinigung wegen mit Glanzleder überzogen. 



Daß der Messung, wie jeder organischen Messung, Fehler an- 

 haften, ist natürlich. Genaue mathematische Maße kann man von 

 einer unter Leitung der Finger angestellten Messung an der Le- 

 benden nicht verlangen ; auch kommt es auf wenige Millimeter 

 für unseren praktischen Zweck nicht an. Immerhin sind die Feh- 

 lerquellen möglichst gering. Die sichere Befestigung an der Frau 

 eliminiert einen Übelstand, welcher bei Freund's Apparat (S. 80) 

 erwähnt wurde. Die Elastizität der Bleistäbe ist eine möglichst 



1) Der leichteren Reinigung wegen lassen sich die Ringe ent- 

 fernen. 



