376 Dr. Felix Skutsch, 



So groß der Vorteil der Benutzung biegsamer Stäbe ist, so 

 ist dieselbe doch mit dem Nachteil verbunden, daß die Elastizität 

 nicht vollkommen ausgeschlossen ist. Ich überlegte daher, ob 

 nicht die Vorteile der Methode ohne die Nachteile benutzt wer- 

 den können, indem ein leicht zu handhabendes starres System be- 

 nutzt wird. Als ich Kenntnis von dem S. 89 beschriebenen 

 Apparat von van Huevel (Fig. 75a) erhielt, glaubte ich einen 

 Versuch anstellen zu dürfen, das starre System von van Huevel 

 bei meinem Apparat anzuwenden. Andererseits wollte ich den 

 großen Vorteil der biegsamen Stäbe nicht aufgeben und kombi- 

 nierte beide Verfahren, indem ich in folgender Weise verfuhr. 



Die beiden starren Stahlstäbe (s. Fig. 81a) artikulieren in der 

 Weise wie bei van Huevel's erstem Pelvimeter (Fig. 47), so 

 daß sie nach allen Richtungen leicht gegeneinander verschoben 

 und gedreht werden können. Der eine Stab trägt an seinem einen 

 Ende eine Schiene, zum Einsetzen in den einen Schlitten des 

 Hauptstückes bestimmt (s. den eben beschriebenen Apparat). An 

 den anderen Stab ist durch ein Kugelgelenk (s. Fig. 81 &) ein 

 kurzer Bleistab mit Fingerhut angefügt, welchem in dem Kugel- 

 gelenk große Exkursionen gestattet sind. Ist der Bleistab ge- 

 streckt, so beträgt die Entfernung seiner Spitze von dem Kugel- 

 gelenk 13^2 cm. Eine schnell gehende Schraube mit großem Flügel 

 gestattet die Feststellung des Kugelgelenkes ^). 



Die Messung geschieht analog der mit dem oben beschriebenen 

 Apparat in folgender Weise: 



Das Hauptstück wird an dem Beckenbrett befestigt. Nach- 

 dem die beide Stahlstäbe verbindende Schraubenvorrichtung gelöst, 

 ebenso dem Kugelgelenk freie Beweglichkeit gegeben ist, führen 

 die Finger der einen Hand (ein Finger im Fingerhut) das knopf- 

 förmige Ende des Bleistabes in die Scheide und zwar in die 

 Nähe des aufzusuchenden Punktes. Befindet sich dieser an der 

 vorderen Beckenwand, so wird das Kugelgelenk mehrere Centimeter 

 vor der Vulva sich befinden; liegt der Punkt weiter hinten, so 

 kann das Kugelgelenk bis in die Vulva selbst zu liegen kommen. 



1) Diese Fixierung geschieht dadurch, daß durch Umdrehung der 

 Schraube das mäßig spitze Ende derselben durch ein Loch der die 

 Kugel umgebenden Kapsel hindurchdringt und die an ihrer Oberfläche 

 rauhe Kugel festdrückt. Die umgebende Kapsel besteht aus zwei 

 Schalen (hohle Halbkugeln) , welche aneinander geschraubt sind (s. 

 Fig. 81 b). Der am Bleistab befindliche Fingerhut ist analog dem 

 bei dem vorher beschriebenen Apparat benutzten. 



