Die Beckenmessung an der lebenden Frau. 377 



Der Flügel der das Kugelgelenk feststellenden Schraube bleibt 

 weit vor der Vulva. Nun wird die an dem einen Stahlstab be- 

 findliche Schiene in dem einen Schlitten des Hauptstückes be- 

 festigt; beide Stahlstäbe werden immobilisiert, so daß das System 

 nur noch in dem Kugelgelenk Beweglichkeit behält. Hierauf führt 

 der Finger den Bleistab an sein Ziel , wobei dieser leicht im 

 Kugelgelenk folgt und meist nur geringe Biegung des dem Finger 

 anliegenden biegsamen Teiles des Apparates notwendig ist ; sobald 

 der gesuchte Punkt im Becken erreicht ist, wird durch eine Drehung 

 der Flügelschraube das Kugelgelenk immobilisiert. (Die Schraube 

 ist derart, daß es genügt, den Flügel einen Halbkreis durch- 

 laufen zu lassen, um das Gelenk festzustellen.) Nun wird das 

 ganze System von dem Hauptstück entfernt; bei dem Herausführen 

 aus der Scheide ist eine Verbiegung kaum möglich, da der kleine 

 Bleistab vollkommen vom Finger gedeckt ist. Der zweite End- 

 punkt des zu messenden Durchmessers wird in ganz analoger Weise 

 mit einem in den zweiten Schlitten eingesetzten, ganz gleichen 

 System bestimmt. 



Die durch die Elastizität bedingten Fehler werden bei diesem 

 Verfahren noch geringer; immerhin will ich nicht verschweigen, 

 daß sie auch hier infolge der Länge der Hebelarme nicht voll- 

 kommen aufgehoben sind ^). Auch steht dieser Apparat an Ein- 

 fachheit der Messung mit einfachen Bleistäben erheblich nach 2). 

 Immerhin halte ich das Verfahren der Veröffentlichung für wert; 

 vielleicht lassen sich au ihm noch weitere Verbesserungen finden. 



So könnte man vielleicht die freie Beweglichkeit beider Stahl- 

 stäbe gegeneinander aufgeben und dafür nur einen gebogenen 

 Stahlstab benutzen, welcher an seinem einen Ende die Schiene 

 zum Einsetzen in das Hauptstück, an seinem anderen das Kugel- 

 gelenk trägt. Die Biegung müßte eine derartige sein, daß das 

 Kugelgelenk gerade vor oder in die Vulva zu liegen käme. Sind 

 diese gebogenen Stahlstäbe beider Seiten in die beiden Schlitten 

 des Hauptstückes eingefügt (analog Fig. 80), so müßten beide 



1) Wollte man dies vollständig erreichen, so müßte der Appa- 

 rat eine Kompaktheit erhalten , welche ihn sehr unhandlich machen 

 würde. 



2) Er hat alle die Nachteile, welche bei der Besprechung von 

 VAN Huevel's erstem Pelvimeter (S. 72) erwähnt sind. — Die beide 

 Stahlstäbe verbindende Schraubenvorrichtung muß äußerst exakt ge- 

 arbeitet sein, damit eine sichere Fixierung möglich ist. 



