378 Br. Felix Skutsch, 



Kugelgelenke nebeneinander zu liegen kommen, ohne sich zu 

 berühren. — 



Ich habe meine Methoden und Apparate offen dargelegt, ohne 

 ihre Mängel zu verschweigen. Ich bin, wie ich hoffe, nicht in 

 den Fehler mancher früheren Autoren verfallen, welche mit ihrem 

 Instrument das Problem der Beckenmessung endgiltig gelöst zu 

 haben glaubten. 



Zum Schluß will ich noch einen Beckenmesser mitteilen, mit 

 welchem die bis jetzt fast allgemein anerkannten Methoden der 

 Beckenmessung wie ich glaube leicht auszuführen sind. 



Diese Methoden sind im wesentlichen die äußere Becken- 

 messung und die into-externe Messung nach Wellenberghs Prinzip. 



Der Zirkel (s, Fig. 83a) hat im allgemeinen die Form der 

 gewöhnlich zur äußeren Beckenmessung gebrauchten Instrumente 

 und schließt sich am meisten dem ScHULTZE'schen Tasterzirkel 

 (Fig. 8) an. Die geraeinsame Axe, um welche sich beide Arme 

 drehen, wird von einer schnellgehenden Schraube gebildet. Eine 

 viertel Umdrehung des an dieser Schraube befindlichen Flügels 

 genügt, um den Zirkel in jeder beliebigen Stellung zu immo- 

 bilisieren. Nahe der Axe haben beide Arme des Zirkels eine 

 Ausbiegung, zwischen welchen sich der Maßstab ^ ) befindet. (Der 

 kürzeren Bezeichnung wegen nenne ich die Seite des Zirkels, 

 auf welcher der Flügel der die gemeinsame Axe bildenden Schraube 

 angebracht ist, die obere Seite (Fig. 83a), die andere die untere 

 (Fig. 83&) ; den Arm auf welchem das Kästchen für den Maßstab 

 sich befindet, nenne ich den ersten, den anderen den zweiten Arm). 



1) Der Maßstab ist nach dem Muster des an Schttltze's Zirkel 

 befindlichen gearbeitet. — Er ist an dena einen Arm fixiert (doch so, 

 daß er um denselben drehbar ist) und geht durch ein Kästchen, wel- 

 ches auf dem anderen Arm drehbar befestigt ist. Das Kästchen be- 

 sitzt einen Zeiger, welcher auf der Skala die abzulesende Zahl anzeigt. 

 Der Maßstab läßt sich aus dem Kästchen vollkommen herausziehen, 

 so daß er den Zirkelarmen parallel gelegt werden kann, wodurch das 

 Instrument einen geringeren Raum einnimmt und portatiler wird 

 (s. Fig. 82). Vor dem Gebrauch wird der Maßstab in das Kästchen 

 eingeschoben, und zwar von der Seite aus, auf welcher sich der Zei- 

 ger befindet. Um das Hereiustecken von der falschen Seite aus un- 

 möglich zu machen, ist eine Hemmung augebracht, welche es verhin- 

 dert, daß das Kästchen sich um einen vollen Kreis drehen kann. 



