Die BeckenmessuDg an der lebenden Frau. 379 



Der Zirkel läßt sicli zunächst wie ein gewöhnliclier Compas 

 d'6paisseur benutzen (s. Fig. 83a). Indem ferner beide Arme sich über- 

 einanderweg bewegen lassen, als Höhlenmesser (s. Fig. 84). Die Aus- 

 biegung beider Arme ermöglicht es, sowohl bei Dickenmessung als 

 bei Höhlenmessung das Maß auf der Skala direkt abzulesen. Da 

 der Maßstab auf beiden Seiten graduiert ist, so ist es gleichgiltig, 

 welche Seite des Zirkels bei der Messung dem Auge zugewendet 

 ist. Jeder der beiden Arme trägt nahe der Ausbiegung je einen 

 Schlitten (s. Fig. 83c), welcher genau dem am Hauptsttick des oben 

 beschriebenen Apparates entspricht. Durch passende Schienen wer- 

 den die Zirkelarme eingefügt und durch darübergleitende Schieber 

 fixiert. Außerdem trägt der erste Arm noch eine zweite Unterbrechung, 

 welche ermöglicht , ihn umgekehrt einzusetzen , so daß seine Kon- 

 vexität dem zweiten Arme zugekehrt ist (s. Fig. 83d); auf diese 

 Weise kann der Zirkel als Tiefenmesser benutzt werden (s. Fig. 85). 

 Hierbei zeigt natürlich das Maß auf der Skala nicht direkt die 

 Distanz an; nachdem die Messung ausgeführt ist, muß der Zirkel 

 auf dieselbe Stelle der Skala eingestellt und immobilisiert werden, 

 worauf mit gewöhnlichem Centimetermaßstab die Entfernung der 

 Knöpfe gemessen wird^). Zu diesem Zweck ist dem Instrument 

 ein zusammenlegbarer Centimeterstab beigegeben. Ein auf der 

 Unterseite des zweiten Armes nahe der Axe angebrachtes Käst- 

 chen dient dazu, diesen Maßstab aufzunehmen, solange er nicht 

 gebraucht wird (s. Fig. 83&, welche die untere Seite darstellt). Die 

 vorn an den Knöpfen angebrachten Fingerhüte entsprechen voll- 

 kommen denen der oben beschriebenen Apparate; sie sind rings 

 um den Stab herum drehbar. Sie kommen wesentlich bei der inne- 

 ren Messung in Gebrauch; aber auch bei der äußeren Messung 

 kann man die Zeigefinger in dieselben hineinstecken, um das In- 

 strument sicher zu führen ^). Die Schlitten, in welche die Enden 

 der Zirkelarme eingesetzt sind, sind so angebracht, daß sie das 

 Übereinandergleiten beider Arme nicht hindern; der Schlitten des 

 ersten Armes befindet sich auf der oberen, der des zweiten Armes 

 auf der unteren Seite. 



1) Damit bei dem Vermerken der Zahl nicht ein Irrtum begangen 

 wird, sind die der Dickenmessang und die der Höhlenmessung die- 

 nenden Zahlen nicht in gleicher Reihe auf dem Maßstab vermerkt. 

 Außerdem zeigt der der Dickenmessung dienende Teil der Skala ein 

 ö, der der Höhlenmessung dienende ein H. 



2) Will man dies nicht, so kann man sie bei der äußeren Mes- 

 sung entfernen. 



