380 Dr. Felix Skutsch, 



Als Compas d'epaisseur benutzen wir das Instrument zur Mes- 

 sung der Conj. ext., Dist. spin., Dist. crist. etc. 



Als Raumzirkel benutzen wir ihn bei der äußeren Messung 

 des Querdurchmessers des Beckenausgangs nach Breisky (s. Fig. 84) ; 

 desgleichen zur inneren direkten Messung des Querdurchmessers 

 der Beckenenge nach Küstner (S. 83). Der eine Arm wird in 

 das Rectum, der andere in die Vagina geführt und direkt ge- 

 messen *). 



Die zweite Unterbrechung des ersten Armes kommt in Ge- 

 l)rauch bei der äußeren Messung des Beckenausganges nach Breisky 

 (s. Fig. 85). 



Um nun das Instrument zur into - externen Messung nach 

 Wellenbergh's Prinzip zu benützen, wird der eine Stahlarm 

 aus dem Schlitten entfernt und durch einen Arm aus reinem Blei 

 ersetzt'^). Dieser trägt an seinem einen Ende eine Stahlschiene 

 zum Einfügen in den Schlitten^). 



Die Messung der Conj. vera geschieht nun in folgender Weise : 

 Dem Bleistab wird eine starke Krümmung gegeben (s. Fig. 86a). 

 Hierauf wird der feste Arm unter Leitung von Zeige- und Mittel- 

 finger (ein Finger im Fingerhut) an das Promontorium geführt; 

 die äußere Hand, welche den anderen Arm hält, nähert nun beide 

 Arme einander, bis der Knopf des Bleiarmes gerade den vorher 

 markierten Punkt auf dem Mons Veneris (Verlängerung der Conj. 

 Vera)*) berührt; man liest nun auf der Skala die durch den 

 Zeiger bezeichnete Zahl ab, öffnet dann den Zirkel weit, um ihn 

 bequem entfernen zu können ; außerhalb des Beckens stellt man 



1) Damit hierbei der äußere Teil des Instrumentes nicht von 

 einem Gehilfen gehalten zu werden braucht , kann an der äußeren 

 Seite der Vereinigungsstelle beider Zirkelarme ein kleines Häkchen 

 angebracht werden; indem dasselbe an eine Stelle der eigenen Klei- 

 dung angehakt wird, erspart man das Halten durch eine andere Per- 

 son. Man steht dabei vor dem Untersuchungstisch , die zu Unter- 

 suchende liegt in Steißrückenlage und ist bis an den Rand des Tisches 

 vorgeschoben. 



2) Vergl. Winkler's Instrument Fig. 55. 



3) Beide Schlitten sind genau gleich, so daß jeder der drei Arme 

 in jeden Schlitten paßt. — Dieser Bleiarm entspricht dem bei dem 

 oben beschriebenen Apparat (Fig. 78), nur fehlt der Fingerhut. 



4) Man bestimmt diesen Punkt am besten, indem die Finger der 

 einen Hand zuerst nach dem Promontorium , dann nach dem vor- 

 springendsten Punkt der inneren Symphysenfläche tasten ; hierdurch 

 gewinnt man eine Anschauung von dem Verlauf der Conj. vera, 



