120 



den entsprechend gesteigerten Anforderungen an die Beseitigung 

 von Form- und Centrirungsfehlern der Linsen Genüge zu leisten 

 vermag. 



Wie oben schon erwähnt, vertragen Objeetive, die mit Hilfe 

 der neuen Glasarten nach den früher bezeichneten Correctionsbe- 

 dingungen berechnet und mit Aufgebot aller technischen Kunst 

 ausgeführt sind, gemäss den Beobachtungen des Verf. eine Ocu- 

 larvergrösserung (Üeber-Vergrösserung) von mindestens 12 — 15 

 selbst bei der grössten in Betracht kommenden Apertur, ohne dass 

 dabei Defecte der Strahlenvereinigung im Bilde bemerkbar werden. 

 Für die kleineren Aperturen, welche bei den schwächeren Trockeu- 

 systemen in Anwendung kommen, erreicht die zulässige Ocular- 

 vergrösserung aber noch viel höhere Ziffern. Hieraus folgt unter 

 Anwendung der zuvor angegebenen Richtschnur, dass auch die 

 höchsten n u t z b a r e n Vergrösserungen, welche die homogene Im- 

 mersion gestattet, noch mit einer Eigenvergrösserung des Objectivs 

 von 80 — 100, also mit einer Brennweite von ca. 3 mm ohne Ein- 

 busse in der Vollkommenheit des Bildes erreichbar sein müssen. 

 Beinahe gleiche Brennweite ergiebt sich für die gross te Apertur 

 der Wasserimmersion, und eine Brennweite von etwa 4 mm für 

 die grösste Apertur des Trockensystems. 



Dass hiernach bei Objectiven dieser Correctionsweise wesent- 

 lich kürzere Brennweiten als 3 mm überhaupt überflüssig werden 

 dürften, wird nach dem Eingangs Gesagten jedenfalls als ein 

 practischer Gewinn anzusehen sein ; und es liegt also kein Grund 

 vor, dieser Folgerung nicht Rechnung zu tragen. Hinsichtlich der 

 Trockenlinsen von erheblich kleinerer Apertur als 0.9 aber führt 

 diese theoretische Bestimmung der Brennweiten zum Theil auf 

 so grosse Werthe, dass ihre Anwendung in der Praxis Uebel- 

 stände mit sich bringen müsste, weil alsdann namentlich an den 

 Mikroskopen continentalen Modells Oculare von ganz unbequem 

 kurzer Brennweite erforderlich werden würden, um die nutzbaren 

 Vergrösserungen hervorzubringen. Man wird daher in Betreff 

 dieser schwächeren Objeetive solcher äusseren Rücksichten wegen 

 bei kürzeren Objectiv-Brennweiten stehen bleiben, als an sich 

 für die betreffenden Aperturen erforderlich wären. 



Seitens der optischen Werkstätte von C. Zeiss wird ein Satz 

 von Apochromat - Objectiven ausgeführt, deren Verhältnisse nach 

 den hier angegebenen Gesichtspunkten regulirt sind. Die Aper- 

 turen gehen in dieser Reihe von 0.3 bis zu 1.4; in jeder der ge- 

 bräuchlichen Classeu — Trockenlinsen, Wasserimmersion, homogene 



