Wiese: Über d. Einfluss d. Zusammensetzung d. Glases b. Thermometern. 845 
hat, ist diess bei seiner Erfahrung auf dem in Rede stehenden Gebiete 
wohl zu erwarten. (Bei dieser Gelegenheit darf wohl erwähnt werden, 
dass ein Theil der von Hrn. Prof. WEBER mitgetheilten Untersuchungen, 
nämlich die ersten bis zum Jahre 1879 reichenden Untersuchungen 
an den 'Thermometern Nr. ı, 2 und ı3 von ihm unter Mitwirkung 
mehrerer Beamten der Normal-Aichungs-Commission mit den Mitteln 
und Einrichtungen dieser Behörde ausgeführt worden sind.) 
Aus dem vorstehend erörterten Sachverhalte ergibt sich auch, 
dass (die Verschiedenheiten des Verlaufes des fortschreitenden An- 
steigens der Eispunkte in mehrjährigen Zeiträumen bei weitem keine 
so eharakteristischen Merkmale für die bezüglichen Eigenschaften ge- 
wisser Thermometer und Glassorten abgeben können, als die mit 
gehöriger Vorsicht beobachteten sogenannten Depressionsconstanten, 
nämlich die Maximaldepressionen, welche nach anhaltender Erwärmung 
bis auf die Siedetemperatur jedesmal aufs Neue eintreten. 
Die Höhe der Anfertigungstemperatur eines Thermometers und 
die Art seiner Behandlung bei der Anfertigung beeintlusst auch jeden- 
falls den Betrag und den Verlauf der bezüglichen Ansteigungen in 
erheblicher Weise. Ausserdem werden, nach manchen vorliegenden 
örfahrungen bei der gewöhnlichen deutschen Einriehtung der Thermo- 
meter, Unregelmässigkeiten in dem Ansteigen der Eispunkte von Jahr 
zu Jahr mitunter auch dadurch verursacht, dass die von der Thermo- 
meterröhre getrennte Scale gegen den eigentlichen Behälter kleine 
Verschiebungen erfährt, welche nur dadurch ausgeschlossen oder un- 
schädlich gemacht werden können. dass auf den Capillaren selbst 
mindestens Controlmarken angebracht werden, mittels deren man sich 
der unveränderten Stellung der Scale zu dem Gefässe und der Röhre 
jedesmal versichert oder die erforderlichen Daten zur numerischen 
Berücksichtigung kleiner Veränderungen dieser Art gewinnt. 
Von solchen Unsicherheiten kann man die Bestimmungen der 
sogenannten Depressionsconstante bei jeweiligen vorübergehenden Er- 
wärmungen auf 100° vollständig frei halten. 
Aus Nr. 3 der von der Normal- Aichungs-Commission herausgege- 
benen »Metronomischen Beiträge« ist näher zu ersehen, mit welchen 
Schwierigkeiten und Umständlichkeiten die Temperaturbestimmung mit 
Anwendung solcher Thermometer behaftet ist, bei denen eine Erwär- 
mung auf 100° vorübergehende Depressionen des Eispunktes von solchen 
Beträgen hervorruft, wie sie in den letzten Jahrzehnten, insbesondere 
bei den deutschen 'Thermometern, immer allgemeiner hervorgetreten 
waren. 
