* 4» . . . x € 
962 Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe vom 23. October. 
In der That ergiebt sich nun, dass die Destillation von Wasser 
im Vacuum auf ein noch vielfach kleineres Leitungsvermögen als das 
früher gefundene führt. 
Nach Art des sogenannten Wasserhammers ist ein solcher 
Destillationsapparat verhältnissmässig einfach herzustellen. Ein gläsernes 
Gefäss von 100 bis 200“ Inhalt, welches als Retorte dienen soll, ist 
durch ein Glasrohr mit einem kleineren Gefässe verbunden, welches 
die Vorlage bildet und welches zum Zwecke der Widerstandsbestimmung 
des Destillates mit zwei platinirten Platinelektroden (von je etwa 
„‘”® wirksamer Fläche) versehen ist. Die Widerstandscapacität des 
letzteren Gefässes bei der Füllung zu verschiedenen markirten Höhen 
war mittels einer äusserst verdünnten Salmiaklösung ermittelt worden, 
deren Leitungsfähigkeit anderweitig bekannt war. Die Gefässe waren 
alsdann gut ausgewässert worden. 
Nun gab man beiden verbundenen Gefässen durch ein noch offenes 
Zuflussrohr eine frische Füllung mit einer passenden Menge schon sehr 
reinen Wassers, verband das Zuflussrohr mit der Quecksilber-Luftpumpe 
und liess das Wasser in deren Vacuum sieden, und als kein Sieden 
mehr eintreten wollte unter beständigem Schütteln bei mässiger Tempe- 
'atur noch etwa eine Viertelstunde lang verdampfen. Gekühlte 
Schwefelsäure nahm den Wasserdampf auf. Um den Destillirapparat 
mit seinem Wasser kräftig bewegen zu können war die Verbindung 
mit der Quecksilber-Luftpumpe in der von Kuspr angegebenen Weise 
mittels langer gebogener Glasröhren ausgeführt worden. Schliesslich 
wurde das frühere Zuflussrohr abgeschmolzen. Der Glaskünstler Hr. 
Orro Wırsann in Würzburg, welcher auch das Doppelgefäss hergestellt 
hatte, lieh bei diesen Operationen seine erfahrene Hülfe. 
Das so erzielte Vacuum schätze ich auf höchstens 0.0 1" Luftdruck. 
Im Apparat befindet sich jetzt noch so viel Wasser, dass dasselbe, 
in das grössere Gefäss gebracht, letzteres etwa zu zwei Dritteln füllt. 
Unter Anwendung eines mässig warmen Heizbades von 30° bis 45° 
und eines Kühlbades zwischen 0° und — 8° (wobei ein Gefrieren 
wegen der Condensationswärme nicht eintritt) wurden nun die erforder- 
lichen 6 bis 8“ Wasser in das Widerstandsgefäss hinüberdestillirt. 
Je nach den Umständen dauerte dies 8 bis ı5 Minuten. 
Die Quecksilber-Capaeität der beiden angewendeten Apparate bei 
normaler Füllung betrug nur etwa 0.00002 Sırm. Die Wasserfüllung 
hatte trotzdem bis zu 800000 Sırm. Widerstand. Wegen der geringen 
Empfindlichkeit des Dynamometers oder des Telephons für diese Ver- 
hältnisse wurden zur Messung nicht Wechselströme, sondern sehr 
kurz dauernde einzelne Stromstösse mit einem höchst empfindlichen 
rasch schwingenden Galvanometer in der Brücke angewandt. Zwei 
