43 
est presque absolu et qu’une pareille jarre ne perd pas en 24 
heures le centième de sa charge. 
L’aiguille est formée d’une lame d’aluminium de quatre 
centimètres carrés de surface environ ne pesant pas plus de, 
70 milligrammes ; elle est attachée à une tige qui porte à la 
partie supérieure un petit miroir concave de 8 millimètres 
de diamètre pesant 22 milligrammes. Cette tige se termine 
en haut par un petit T où sont attachés les fils de cocon, et 
en bas par un fil de platine tendu par un petit poids et plon- 
geant dans l’acide sulfurique ; c’est par ce fil que l'aiguille 
est portée au potentiel de l’armature intérieure de la jarre. 
Les quadrants, réunis en croix deux à deux, sont suspen- 
dus au couvercle par des tiges de verre. Trois d’entre eux 
sont fixes et le quatrième est mobile à l’aide d’une vis micro- 
métrique, ce qui permet d’ouvrir la boîte pour enlever l’ai- 
guille et de régler l'appareil. Deux conducteurs extérieurs 
appelés électrodes principales (chief electrodes) peuvent, à 
l’aide de ressorts convenables, communiquer séparément 
avec les deux systèmes de quadrants. 
Enfin l'acide sulfurique communique avec le plateau at- 
tractif d’une jauge montée aussi sur le couvercle ; un repro- 
ducteur permet de maintenir constant le potentiel de lar- 
mature intérieure de la jarre et, par suite, de l’aiguille mo- 
bile. 
303. On comprend maintenant sans difficulté l’usage de 
cet électromètre. Ou charge la jarre par l’électrode qui con- 
vient, puis, par le moyen du reproducteur, on augmente ou 
diminue la charge, jusqu’à ce que le cheveu de la jauge se 
trouve exactement entre les repères, et, les deux électrodes 
principales communiquant entre elles, on note la position de 
l’image réfléchie. On met ensuite en communication ces 
deux électrodes avec les deux corps dont on veut évaluer la 
différence de potentiel et on observe la position nouvelle de 
l'image : le dépläcement est proportionnel à la différence 
des potentiels. 
