PE 
uous prendrons des nombres dans les mémoires de M. Thom- 
son. Avec un instrument dont l'aiguille était armée d’un ai- 
mant et portée par un seul fil de cocon, les deux pôles d’un 
élément Daniell produisaient un déplacement de l’image de 
100 divisions de l'échelle : chaque division était de 4 de 
pouce (0"*,62) et l’on pouvait en apprécier le sixième, ce 
qui correspondait à un angle de 20”, la règle étant éloignée 
d'environ { mêtre. L’appareil indiquait done le :4 de la 
différence de potentiel des deux pôles d’un élément Daniell. 
Avec la suspension bifilaire, le déplacement n’était plus que 
de 60 äivisions, la sensibilité était done encore le + d’un 
élément Daniell. 
304. Dans cet état, l'électromètre serait trop délicat pour 
la plupart des recherches, mais on peut diminuer beaucoup 
la sensibilité, même sans modifier la charge électrique de la: 
jarre. Déjà, en isolant deux des quadrants, les déviations de- 
. viennent 10 ou 43 fois plus faibles, mais on peut aller plus 
loin, à l’aide d’une plaque de métal appelée inducteur, pla- 
cée au-dessus de l’un des quadrants. Quand les quatre qua- 
drants sont réunis deux à deux, l’inducteur n’a pas d’in- 
fluence, on peut l’isoler ou le relier soit à la cage, soit au 
quadrant voisin, sans modifier la déviation d’une manière 
appréciable; il n’en est pas de même quand les quadrants 
sont tous ou en partie isolés. Du reste, afin de ne pas com- 
pliquer la description, nous allons représenter par un ta- 
bleau les différentes dispositions que l’on peut employer 
pour obtenir des sensibilités décroissantes. 
Soient X et Y les deux corps dont on veut déterminer la 
différence des potentiels; l’un d’eux Ÿ sera mis en commu- 
nicalion permanente avec la cage, celle-ci étant ou non main- 
tenue isolée, Soient A et B les deux électrodes principales, 
1 l’inducteur que nous supposerons placé au-dessus de l’un 
des quadrants de l’électrode B. Quand l’une des lettres À ou 
B dans le tableau est entourée d’une parenthèse, cela signi- 
Pour donner une idée de la sensibilité de cet Re RAS 
