_ fie que cette électrode est isolée ainsi que les quadrants cor- 
TRAITÉ D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE. 
respondants; XA signifie que le corps X est en communica- 
tion avec l’électrode À ; Y, que ce corps communique seule- 
ment avec la cage, etc. 
1° Disposition ordinaire : 
ou bien | . 
2 Suppression de l’une des paires du quadrant : 
\ XA ( XB 
B)}+ AY 
3° Emploi de l’inducteur : 
p,! XA sn 
1° 
(B) au a) M 
5° 
( XI 
(B)} ÿa A) ÿB 
6° 
(AB) + 
305. "La plus grande difficulté que l’on rencontre dans la 
construction de cet électromètre est le choix du verre. M. 
Thomson emploie pour cela des bouteilles en flint glass, fa- 
briquées à Glasgow. Il a essayé sans succès beaucoup d’au- 
tres espèces de verre : les verres colorés en vert et la plupart 
des verres blancs ne donnent pas de bons résultats, la 
charge de la jarre varie trop rapidement. Le reproducteur 
est aussi un mécanisme délicat: qu’on ne parvient pas facile- 
ment à construire d’une manière convenable. Toutes ces 
difficultés nuiront sans doute longtemps à l'emploi et sur- 
tout à la vulgarisation de ces appareils, au moins sous la 
forme que nous venons de décrire. » 
Voici maintenant la description des machines électri- 
ques de M. Thomson : 
Ft 
Cr cd 
ETS 
NET el 
Æ 
> 
674 
Fe 
ie! 
>. 
ae DE LR = D NE Tr 
VS DEEE TS a 
