és. $ fe r T'ES ” ©] 
© TRAITÉ D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE. 
« 858. Appareils de M. Thomson. — L'influence électr 
el les réactions réciproques ont servi de principe à la con- 
struction d’un assez grand nombre d’appareils, nous en in 
diquerons quelques-uns imaginés par M. Thomson. 
Le reproducteur de charge qui a été décrit à propos de 
lélectromètre absolu (284)! peut, avec quelques modifica- 
tions destinées à augmenter le débit d’électricité, être trans- 
formé en une véritable machine électrique. 
1 Voyez Traité d'électricité statique, tome I, p. 381. Nous attirons 
encore l'attention sur les paragraphes relatifs aux électromètres abso- 
lus de M. Thomson que nous aurions voulu reproduire aussi ici n’eût 
été la crainte d’abuser de ces citations. 
Le reproducieur de charge est un petit appareil auxiliaire formant 
partie intégrante de l’électromètre absolu de M. Thomson. Il a pour 
but d'ajouter ou d’enlever de lélectricité à la bouteille de Leyde qui 
maintient à un potentiel constant le plateau fixe de cet électromètre- 
balance, Il se compose essentiellement de deux conducteurs métalli- 
ques AetB, qui sont deux moitiés d'un même cylindre vertical, 
légèrement écartées, munies d’un ressort faisant saillie à l’intérieur 
chacun de la moitié de l'intervalle dont elles sont écartées el reliées 
aux deux armatures de la bouteille de Leyde dont l’une communique 
avec le sol. Dans les deux intervalles de ces deux cylindres,se trou- 
vent deux ressorts reliés entre eux, dont l’un a est plus rapproché 
de A et plus particulièrement sous son in- 
fluence, l’autre b plus soumis à l'influence 
de B. Ces quatre ressorts sont à une distance 
égale de l'axe de l'appareil autour duquel 
/\B tournent deux armatures courbes portées 
AE X par une traverse d'ébonite. Lorsqu'une de 
Ke no ces armatures quitte le ressort intérieur du 
æ demi-cylindre positif À, elle est neutre comme 
venant de l’intérieur d’un conducteur; arrivée 
au contact du ressort a, elle se charge d’élec- 
tricité négative qu'elle apporte à B, ainsi la charge est augmentée; 
dans le cas d'une rotation inverse la charge, comme on peut le voir 
aisément, est au contraire diminuée; de telle sorte que ce petit 
appareil permet de la maintenir constante et avec elle le potentiel du 
plateau fixe de l'électromètre. 
ne 
