40 LIQUÉFACTION DE l'oXYGÈNE. 



condenseur et enlève la chaleur fournie par le change- 

 ment d'état. 



Puisque la pression produite par la seconde pompe à 

 la compression dépasse la pression atmosphérique, il suf- 

 fit de réunir par un tube l'anneau métallique logé dans 

 les deux garnitures des deux pompes P et P ' avec la ca- 

 nalisation qui joint la pompe P' au condenseur C. Ainsi 

 on ne s'expose en aucune façon à des rentrées d'air dans 

 l'appareil. Cet accident, s'il avait lieu, paralyserait immé- 

 diatement la marche des pompes, car la pression des gaz 

 dans le condenseur G irait constamment en croissant et 

 dépasserait rapidement les limites admises. 



Cette précaution uniquement du domaine de la prati- 

 que, est absolument indispensable pour assurer un fonc- 

 tionnement de quelque durée. 



Le volume de la pompe P est de 3 litres par cylindrée, 

 ce qui explique la rapidité avec laquelle la température 

 descend dans le tube R dès le commencement de la mise 

 en marche. 



Les soupapes des pompes P et P' ont été faites avec 

 un soin tout particulier. Elles sont en acier et le siège des 

 clapets est en bronze. Un rodage prolongé permet une 

 parfaite herméticité. 



Les ressorts à l'aspiration sont très-doux et suffisent 

 seulement à faire plaquer la soupape. 



La vitesse des pompes varie entre 80 et 100 tours par 

 minute. 



L'acide sulfureux qui s'évapore dans le tube R, grâce 

 à la grande surface libre du liquide, passe dans le robi- 

 net r, se rend dans la première pompe, de là dans la se- 

 conde, puis dans le condenseur. Là les vapeurs se con- 

 densent, repassent à l'état liquide et gagnent la partie in- 



