LIQUÉFACTION DE l'OXYGÈNE. 45 



Chaque fois qu'une certaine quantité d'acide carbonique 

 liquide descend dans le tube D encore chaud, relative- 

 ment à la température très-basse de l'acide carbonique, 

 on voit une brusque élévation de 2 ou 3 atmosphères, au 

 manomètre m. 



Cette augmentation de pression disparaît prompte- 

 ment, puisqu'elle n'est produite que par le reflux de l'a- 

 cide gazeux, lequel se condense de nouveau pour redes- 

 cendre une seconde fois dans le collecteur D. 



Lorsque le calme ^u manomètre m indique que tout 

 le tube a pris la température correspondant à celle de 

 l'acide sulfureux en R, c'est-à-dire environ — 60° à — 65°, 

 on tourne le robinet à trois voies K, de telle sorte 

 que le gazomètre soit isolé et que l'aspiration de la pompe 

 s'adresse par l'intermédiaire des tubes c et c" à la 

 partie supérieure du tube D. 



On doit mettre à cette opération une grande précau- 

 tion, car si l'on ouvrait brusquement ce robinet, le 

 liquide contenu dans le tube D se mettrait spontanément 

 en ébullition, bien que la température soit si basse, et une 

 bonne partie de ce liquide s'engagerait dans la canalisa- 

 tion et dans les pompes. Là, la température élevée déve- 

 lopperait une telle quantité de vapeurs que la surface du 

 condenseur S serait tout à fait insufiQsante pour la mo- 

 dérer. La pression atteindrait 30 ou 40 atmosphères en 

 quelques secondes et l'on aurait certainement un accident 

 à déplorer. 



C'est donc peu à peu que cette communication doit 

 s'établir pour diminuer progressivement et lentement la 

 pression qui contient l'acide carbonique liquide. 



On laisse quelques minutes encore ouvert le robinet de 

 réglage p. afin d'être sûr que tout l'acide carbonique li- 



