46 LIQUÉFACTION DE l'OXYGÈNE. 



quide est bien descendu dans le collecteur D. La diffé- 

 rence de pression que procure le jeu des pompes amène 

 infailliblement ce résultat. 



On ferme le robinet de réglage p, dès qu'un givre in- 

 tense blanchit toute la canalisation c"c, signe certain que 

 tout le tube D est plein de liquide. 



A ce moment commence un nouvel et considérable 

 abaissement de température. 



Le vide se fait sur l'acide carbonique liquide et le froid 

 devient si intense que cet acide se solidifie. 



Mesure des températures. — Il est impossible de se 

 servir de thermomètres à alcool pour estimer les tempé- 

 ratures aussi basses. La contraction et la dilatation de ce 

 liquide ne donne plus aucune garantie sérieuse. 



Je me suis servi, pour la mesure de ces températures, 

 de la formule suivante que j'ai déduite directement de la 

 théorie mécanique de la chaleur appliquée aux change- 

 ments d'états : 



\? J 10333 [(274 + 0' - (274 + f) {f - t)] 



Dans cette formule / ( -5- j représente le logarithme 



népérien du quotient des tensions à saturation aux tem- 

 pératures t' et t. 



t' est une température fixe prise comme point de dé- 

 part 0° ou 100° si possible, ou une température inter- 

 médiaire donnée par un thermomètre étalon. 



t est la température à déterminer. 



P est la tension observée au manomètre à mercure 

 lorsque le vide est produit. Cette tension correspond à la 

 température /. 



