ET EXTRAORDINAIRES DU QUARTZ. 1 1 I 



degré permettant de lire les iO" an vernier fixé à la 

 Innette et portant un prisme de quartz mobile sur son 

 limbe. Ce prisme est d'un quartz d'une très-belle eau 

 et m'a été fourni par M. Hofmann , à Paris; il a été 

 taillé par lui avec une grande précision, ses arêtes pa- 

 rallèles à l'axe de cristallisation du quartz, de manière à 

 permettre l'étude des deux spectres ordinaire et extra- 

 ordinaire. Son angle réfringent est de 60° 0' 15". 



Pour l'observation des raies ultra-violettes, la lentille 

 du collimateur et l'objectif de la lunette du goniomètre 

 étaient en quartz, en outre cette lunette était munie du 

 dispositif imaginé par M. Soret, sous le nom d'oculaire 

 fluorescent \ La surface fluorescente était une lame de 

 verre d'urane sur laquelle étaient gravés deux traits en 

 forme de croix formant réticule. La lumière d'un bec à 

 gaz réfléchie sur la face du prisme éclairait le champ de 

 la lunette juste assez pour qu'on vît à la fois distinctement 

 le réticule et la raie observée. Une lentille de quartz à 

 court foyer (35"'"' dist. foc.) placée devant la fente du 

 collimateur servait à concentrer sur elle les rayons de la 

 source lumineuse. 



La méthode que j'ai employée est celle que M. Baille 

 a adoptée dans ses belles recherches sur les indices 

 de réfraction ^ et qui consiste à mesurer pour chaque raie 

 la déviation minima d'un côté d'abord, puis de l'autre en 

 faisant tourner le prisme, ce qui donne le double de la 

 déviation minima à l'aide de deux observations similaires 

 et sans avoir de visée à faire sur la fente directement. 



J'ai mesuré les indices de réfraction du quartz pour 

 les principales raies de la lumière du cadmium telle qu'on 



^ Archives, 1874, t. XLIX, p. 338; et 1876, t. LVII, p. 319. 



^ Annales du Conservatoire des irts et Métiers, 1866, t. VII, p, 184. 



