DES RAYONS ULTRA-VIOLETS. 325 



deux électrodes de cadmium, métal dont M. Mascart a 

 déterminé les longueurs d'onde pour les raies principales; 

 2° d'une électrode de cadmium avec une électrode de 

 zinc ; on augmente ainsi le nombre des raies brillantes, 

 et en particulier on obtient trois raies plus réfrangibles 

 que celles du cadmium; 3° d'une électrode de fer avec 

 une électrode de cadmium : la multitude des raies du fer 

 forme un spectre presque continu et très-étendu, sur le- 

 quel se détachent les raies plus éclatantes du cadmium ; 

 4° d'électrodes en aluminium qui donnent des raies plus 

 réfrangibles encore que celles du zinc ; seulement ces raies, 

 et surtout la dernière, sont près de la limite de transpa- 

 rence du quartz et ne peuvent pas souvent être utilisées. 



Le support qui porte les électrodes est placé sur un 

 banc d'optique ; il est doué de divers mouvements per- 

 mettant de modifier la position des étincelles et l'écarte- 

 ment des électrodes. Un autre support placé aussi sur le 

 banc d'optique, porte une lentille en quartz à très-court 

 foyer qui concentre les rayons sur la fente du spectros- 

 cope ; on fait varier la distance de cette lentille de ma- 

 nière à obtenir le maximum de lumière pour les raies que 

 l'on observe. 



Je me suis servi d'un spectroscope du modèle de Stein- 

 heil ^ ; son collimateur et sa lunette sont munis de len- 

 tilles de quartz d'environ 33 centimètres de distance fo- 

 cale pour la raie D. Le prisme est en quartz de 60° taillé 

 les arêtes perpendiculaires à l'axe. On doit modifier con- 



^ Celui que j'ai précédemment décrit {Archives, 1876, t. LVII, 

 p. 326 ; Annales de chimie, 1877, t. XI, p. 79); il a seulement été mo- 

 difié de manière à rendre le tirage des lunettes suffisant pour tous les 

 cas. 



