326 RECHERCHES SUR l'aBSORPTION 



sidérablement le tirage du collimateur et de la lunette sui- 

 vant la réfrangibilité des raies que l'on observe. 



Dans certains cas il est préférable de supprimer le col- 

 limateur et la lentille de concentration à court foyer; puis 

 de placer les étincelles à une distance d'un mètre et demi 

 à deux mètres du prisme. Le spectre se compose alors 

 d'images successives de l'étincelle, petites et très-nettes. 



Comme lame fluorescente placée dans l'oculaire, je me 

 suis habituellement servi d'une couche d'esculine en dis- 

 solution dans l'eau, comprise entre une lame de quartz 

 du côté où arrive la lumière et une lame de verre du 

 côté oculaire. Dans ces conditions, la fluorescence est sen- 

 siblement plus intense qu'avec le verre d'urane. 



Le corps dont on veut observer l'absorption est placé 

 devant la fente du spectroscope, ou près des étincelles si 

 l'on supprime le colhmateur. Pour les liquides j'ai em- 

 ployé : 1° une auge formée dans une plaque de verre 

 épaisse fermée par deux lames de quartz ajustées par 

 pression sans aucun mastic ; l'auge est facile à nettoyer ; 

 la couche liquide a 1 centimètre d'épaisseur ; 2° d'un 

 tube de verre de 10 centimètres de longueur, fermé aux 

 deux bouts par deux lames de quartz, ajustées aussi par 

 pression sans mastic ; 3° d'un grand tube de verre de 

 i^,\Q de longueur, portant à ses extrémités des plaques 

 de laiton percées d'un trou, sur lesquelles on a collé des 

 lames de quartz avec du baume du Canada. 



Pour préciser les diverses parties du spectre trans- 

 mises ou absorbées, le mieux serait d'indiquer les lon- 

 gueurs d'ondulations correspondantes; mais cette donnée 

 fait jusqu'ici défaut pour les raies les plus réfrangibles du 

 cadmium, du zinc et de l'aluminium. Je me bornerai donc 

 provisoirement à désigner les diverses parties du spectre 



