8 NOUVELLES OBSERVATIONS 
d'une manière gênante pour l'observateur. Pour s’en 
mettre à l’abri, ce qui sera souvent nécessaire, en particu- 
lier pour des poses un peu longues, il faudra isoler les 
plaques photographiques en les plaçant dans des chambres 
de plomb. 
2. Pour comparer l'intensité de deux tubes à dé- 
charges et pour d’autres expériences encore j'ai employé 
un dispositif analogue au photomètre de Bouguer et au- 
quel pour plus de simplicité je donnerai aussi le nom de 
photomètre. Une paroi de plomb rectangulaire de 35 em. 
de hauteur, 150 cm. de longueur ei 0,15 cm. d'épaisseur 
est fixée verticalement sur la ligne médiane d’une longue 
table et soutenue par des planches. De chaque côté de 
celle-ci se trouve un tube à décharges qu'on peut faire 
glisser sur la table parallèlement à elle. A l’une des ex- 
trémités de ja paroi de plomb est placé un écran fluo- 
rescent ‘ et cela de telle sorte que chacune de ses moitiés 
reçoive normalement les rayons d’un seul des deux tubes. 
Les mesures s'effectuent en amenant à l'égalité la fluo- 
rescence des deux moitiés de l’écran. 
Quelques mots maintenant sur l'emploi de cet instru- 
ment : 
Il importe d’abord de faire remarquer que l’observa- 
tion est souvent rendue très difficile par l’inconstance de 
! Pour ces expériences et d’autres encore l’écran fluorescent 
d’Edison s’est montré très pratique Il se compose d’une boîte 
analogue à celle d’un stéréoscope et qui s'applique contre la tête 
de l’observateur formant une chambre absolument obscure dont le 
fond opposé se compose d’une feuille de carton recouverte de 
platinocyanure de baryum. Edison remplace ce dernier par de la 
scheelite, mais pour plusieurs raisons je préfère le platino- 
cyanure. 
