NE: 
PP 
18 NOUVELLES OBSERVATIONS 
transparentes dépend aussi de la dureté du tube employé. 
On s’en rend compte immédiatement en employant la 
fenêtre de platine et d'aluminium. C’est ainsi qu'avec un 
tube tendre le n° 2 suffit, tandis qu'avec un tube en tout 
pareil mais dur le n° 15 de la fenêtre ne suffit pas en- 
core. On voit ainsi que le rapport des épaisseurs de pla- 
tine et d'aluminium ayant la même transparence est 
d'autant plus petit que les tubes fournissant les rayons 
sont plus durs ou ce qui revient au même d’après les ré- 
sultats cités plus haut, que les rayons sont moins absor- 
bables. 
La manière dont se comportent des tubes plus ou 
moins durs se fait aussi naturellement sentir dans les 
ombres projetées, celles des mains par exemple. Avec un 
tube très tendre les images sont foncées, les os peu visi- 
bles; avec un tube dur les os paraissent avec tous leurs 
détails, tandis que les parties molles sont faibles. Si le tube 
est très dur les os eux-mêmes donnent des ombres fai- 
bles. Il résulte donc de ce qui précède que le choix du 
tube devra dépendre de la nature du corps dont on veut 
avoir l’image. 
8. La qualité des rayons émis par un même tube dé- 
pend encore d’autres circonstances. Les recherches faites 
avec la fenêtre de platine et d'aluminium montrent l’in- 
fluence des causes suivantes. 
1° La manière dont agit l'interrupteur, qu'il soit du 
type Deprez ou Foucault, c’est-à-dire la nature du cou- 
rant primaire. On peut y remarquer le fait souvent ob- 
* Un bon interrupteur Deprez fonctionne plus régulièrement 
qu’un Foucault, mais ce dernier utilise mieux le courant primaire. 
