D'UN THERMOMÈTRE NON ÉQUILIBRÉ, 349 
En réalité à la 61° minute, le thermomètre est arrêté 
à 19°,70. Erreur 0°,01. 
2me Exemple. Prenons les observations faites par 
M. Hartmann aux 10e, 15° et 20° minute, on a: 
A la 10% minute £. — 15°,54 
» 15m» +. — 170,04 
A UE = 48100 
Ici les différences premières sont 1,50 et 0,96. La 
différence seconde ou la différence de ces différences est 
0,54. La correction à apporter à la première observation 
est donc 
La correction à apporter à la deuxième observation 
est 
1,50 X 0,96 
0,54 no | 
La correction à apporter à la troisième observation est 
0,96? 
DHL os 
Il est indifférent de faire l’une ou l’autre de ces trois 
corrections, car dans les trois cas on trouve pour résul- 
tar final 19°,71. Erreur 0°,01. 
Mais quand on veut employer cette méthode, il est bon 
de laisser écouler un moment, depuis l'instant où le 
thermomètre à été abandonné, jusqu’à celui où l’on 
commence les observations qui doivent servir de base aux 
calculs, à cause des dilatations anormales et inégalement 
rapides du verre et du liquide, qui ont lieu dans les pre- 
miers instants où le thermomètre est exposé à l’air. Avec 
les thermomètres que j’utilisais à Morges, qui étaient de 
