390 TEMPÉRATURE DE L'AIR PAR LA MARCHE 
bons thermomètres ordinaires à boule nue, une minute 
d'attente était bien suffisante ; mais il est évident qu'avec 
un gros thermomètre, comme celui de M. Hartmann, il 
faut un temps plus long. Ainsi, quand on utiliserait les 
observations de la 2, de la 5° et de la 8% minute, on 
aurait une erreur de 0°,26, erreur bien supérieure aux 
précédentes. 
Avec les thermomètres que j'avais à Morges, on pou- 
vait bien observer de minute en minute, mais avec celui 
de M. Hartmann, les variations sont si lentes qu’il faut 
attendre plus longtemps d’une observation à l’autre; 
parce que, alors, les variations de y, y et y” sont telle- 
ment faibles, que de petites erreurs d'observation ont une 
grande influence sur le résultat du calcul. 
Ce procédé donne de bons résultats pour obtenir la 
température de l'air. Il n’en est malheureusement pas 
de même quand le thermomètre est placé dans d’autres 
conditions; par exemple, quand un médecin le place sous 
l’aisselle pour connaître la température d’un malade. Là, 
surtout, le procédé serait précieux pour abréger une opé- 
ration assez fatigante. Mais ici, les conditions sont bien 
différentes ; entre autres, il n’est pas certain que les indi- 
cations du thermomètre varient en progression géométri- 
que alors que les temps suivent une progression arithmé- 
tique. 
Cependant, il vaudrait la peine de faire des recherches 
à ce sujet; soit pour trouver peut-être un moyen empi- 
rique de connaître la température à laquelle le thermo- 
mètre s'arrêtera, soit en trouvant peut-être la loi de la 
variation de cet instrument appliqué en pareilles cir- 
constances, ce qui permettrait d’essayer l’emploi de l’al- 
gèbre pour indiquer la marche à suivre. 
