ET D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE. 589 
Séance du 4 novembre. 
Ch.-Eug. Guye. Wattmètre électrostatique. — E. Ritter et Duparc. Minerai 
de fer d’Ain-Oudrer. — Chodat et A. Preda. Sac embryonnaire des hybri- 
des. — Chodat. Confirmation de ses recherches sur le Pleurococcus. — 
Dussaud. Irichromatie de M. Ch. Henry. 
M. C.-E. GuYe présente un wattmètre électrostatique destiné 
à mesurer la puissance des courants à haute tension. 
L'appareil est construit sur le principe du wattmèêtre de 
M. Curie, dont le dispositif particulièrement symétrique, a 
l'avantage d'éliminer presque totalement l'influence des 
couples perturbateurs inhérents à la plupart des électromètres, 
Les quatre secteurs semi-circulaires dont se compose l’ins- 
trument, sont placés verticalement; les deux secteurs fixes 
élant séparés suivant un diamètre vertical; les deux secteurs 
mobiles suivant un diamètre horizontal. Un dispositif très 
simple permet d’écarter l’un de l’autre les deux secteurs 
fixes ou de les éloigner tous deux de l’ensemble des secteurs 
mobiles qui dans l’électromèêtre de M. Curie tient lieu d’ai- 
guille mobile. On peut de cette façon obtenir pour le cou- 
ple électrostatique le maximum de puissance compatible avec 
les distances explosives de l'expérience. 
D'autre part le système des secteurs mobiles est suspendu, 
comme le fléau d’une balance, sur deux couteaux en acier 
trempé, après avoir été convenablement équilibré. En faisant 
varier la position du centre de gravité de ce système (et 
cela au moyen d’un petit écran mobile se déplaçant le long 
d'une tige filetée) on modifie à volonté et dans de larges 
limites la puissance du couple antagoniste et par conséquent 
la sensibilité de l’instrament. 
Les lectures se font directement par l'observation d’un 
index solidaire du système mobile, qui se déplace en regard 
d’une graduation convenable, Ce couple antagoniste étant 
produit par la pesanteur, il en résulte que la puissance me- 
surée est proportionnelle au sinus de l’angle de déviation. 
En résumé l'instrument est une combinaison du wattmètre 
de M. Curie avec le dispositif de suspension employé dans le 
voltmètre électrostatique de lord Kelvin. 
ARCHIVES, t. [V. — Décembre 1897. 41 
