CHIMIE. 239 



le pèse encore chaud ; si Ton attendait trop longtemps 

 ( 3 / 4 d'heure), la dilatation de l'alliage en se refroidissant fe- 

 rait casser l'ampoule ; enfin on chauffe dans la vapeur de 

 soufre. A cet effet Meyer se sert d'un creuset en fer d'une 

 capacité d'environ 400°°, muni d'un couvercle fendu suivant 

 un rayon, ce qui permet de laisser passer un fort fil de fer 

 supportant l'ampoule. Au bout de 20 minutes environ le 

 soufre bout et sa vapeur s'enflamme, on prolonge l'ébullition 

 encore quelques minutes, puis on éteint le gaz, retire le 

 couvercle et enfin l'ampoule. 



La pression de la vapeur dans l'ampoule est égale à la 

 pression atmosphérique accusée par le baromètre, augmen- 

 tée de la pression due à la différence de niveau de l'alliage 

 dans le tube et dans l'ampoule, aussi faut-il marquer de 

 suite sur l'ampoule la hauteur du métal, ce qui se fait au 

 moyen d'une pointe de verre recouverte d'un peu de cire à 

 cacheter qui laisse une tache durable; après les pesées on 

 mesure en millimètres la hauteur de la colonne métallique. 

 Le chiffre obtenu doit être multiplié par 2 / 3 et additionné 

 aux millimètres de mercure du baromètre parce que le 

 poids spécifique du métal est à celui du mercure comme 2 

 est à 3. L'ampoule refroidie à 100° environ est essuyée puis 

 pesée. 



S. 14146000 



On a densité rapportée à l'air = 



(a— 0.036.6) (P+ip) 



S est le poids de la substance employée ; b le poids total 

 de l'alliage, a le poids de l'alliage qui s'est écoulé pendant 

 l'expérience, P la hauteur du baromètre, p la hauteur de la 

 colonne métallique au-dessus du niveau de l'alliage dans 

 l'ampoule à 444°; 0,036 est le coefficient de dilatation de 

 l'alliage et 2 / 3 le rapport des poids spécifiques de l'alliage et 

 du mercure. 



On arrive à cette formule en considérant que : 

 S. 760(1 + 0,003665. 444°,2) 



la densité 



Y. D. 0,001293 



