SPECTROSCOPE À OCULAIRE FLUORESCENT 



Seconde Note 

 Par M. J.-L. SORET 



Dans une première Note publiée en 1874 ', j'ai donné 

 la description d'un oculaire fluorescent pouvant s'ajuster 

 à la plupart des spectroscopes et permettant l'étude du 

 spectre ultra-violet. Depuis lors quelques perfectionne- 

 ments ont été apportés à la construction de ce dispositif, 

 et, d'autre part, en l'adaptant à des spectroscopes dans 

 lesquels les lentilles et les prismes sont formés de 

 quartz et de spath d'Islande, au lieu de.crown et de flint, 

 j'ai réussi à observer les parties les plus réfrangibles du 

 spectre. 



Il ne sera peut-être pas inutile de donner quelques 

 indications sur la construction de cet oculaire avec les 

 modifications qu'il a subies. 



Je rappelle que le principe de l'instrument consiste à 

 placer dans la lunette du spectroscope, au foyer de l'ob- 

 jectif, une lame transparente et fluorescente représentée 

 schématiquement en L dans la figure 1. — Le spectre de 

 fluorescence se forme sur cette lame et on l'observe à 



1 Archives, 1874, t. XLIX, p. 338. 



