SPECTROSCOPE A OCULAIRE FLUORESCENT. 321 



diaire. La lunette doit pouvoir rentrer suffisamment pour 

 que la lame fluorescente atteigne le foyer de l'objectif. 



On enfonce l'oculaire proprement dit dans sa monture, 

 de manière à obtenir une vision nette du spectre projeté 

 sur la lame fluorescente. Si on le laissait, sans l'incliner, 

 dans la position représentée dans la figure 2, le spectre 

 de fluorescence serait noyé dans la lumière diffuse arri- 

 vant à l'œil, et par suite serait très-peu visible l ; mais en 

 amenant l'oculaire dans la position représentée dans la fi- 

 gure 1, le spectre se projette sur le fond obscur formé 

 par les parois noircies du tube de la lunette et il apparaît 

 alors distinctement. Pour que ce déplacement de l'ocu- 

 laire puisse se faire, la pièce qui le porte est mobile au- 

 tour d'un axe horizontal bb (fig. 2); on la fixe dans la 

 position convenable par une vis à pression V portant sur 

 une coulisse en arc de cercle 2 . Cette inclinaison de 

 l'objectif a sans doute comme conséquence que la tota- 

 lité de la lame fluorescente n'est plus exactement au 

 point; mais en pratique l'observation n'est pas gênée par 

 là, car toute la partie médiane de la bande spectrale reste 

 au foyer de l'oculaire, et les bords du spectre conservent 

 encore assez de netteté pour que l'apparence générale ne 

 soit pas sensiblement altérée 3 . 



1 M. Helmholtz avait déjà reconnu que dans ces conditions, c'est-à- 

 dire lorsque l'axe de l'oculaire est en prolongement de l'axe de la lu- 

 nette, la présence d'une lame fluorescente n'augmente pas d'une ma- 

 nière sensible la visibilité des rayons ultra-violets. (Voyez Optique 

 physiologique, traduction française, p. 352.) 



2 11 est utile que l'axe de l'oculaire ne soit pas définitivement fixé 

 dans une position inclinée et qu'on puisse le ramener à la direction 

 horizontale, car alors il fonctionne comme un oculaire ordinaire et 

 permet l'observation des rayons visibles du spectre. 



3 Lors de ma première publication sur cet appareil, il m'avait 

 échappé que M. Baille, dans ses belles recherches sur les indices de 



