SPEGTROSCOPE A OCULAIRE FLUORESCENT. 325 



Il est à remarquer que les raies fines et isolées se 

 distinguent assez facilement (par exemple 376,97), tan- 

 dis que les raies un peu fortes se confondent volontiers 

 avec les raies voisines (par exemple 373,64 et 373,45). 

 En concentrant davantage la lumière et en diminuant la 

 largeur de la fente, on pourrait arriver à une netteté en- 

 core plus grande. 



Sans doute, en mettant ces résultats en parallèle avec 

 ceux de M. Cornu, il est incontestable que la méthode 

 photographique présente plus de délicatesse ; cependant 

 ils me paraissent assez satisfaisants et suffisamment pré- 

 cis pour que, dans un grand nombre de cas, on trouve 

 avantage à se servir de l'oculaire fluorescent dont l'em- 

 ploi est plus simple et plus rapide. 



Avec un spectroscope dont les lentilles sont en verre et 

 le prisme en flint, on ne peut guère distinguer le spectre 

 de fluorescence au delà de la raie N '. Si l'on veut aller 

 plus loin il faut que les lentilles soient en quartz et les 

 prismes en spath d'Islande (ou quartz). J'ai fait disposer 

 plusieurs spectroscopes dans ces conditions. 



Le premier est un spectroscopeà vision directe du système 

 Herschel Browning*, dont les deux prismes sont en spath 

 d'Islande taillés les arêtes parallèles à l'axe cristallographi- 

 que; les trois angles de chacun de ces deux prismes sont 

 de 90°, 20V16' et de 69°.44\ Le spectre ordinaire est 

 seul dans le champ de l'instrument, et les rayons qui ne 

 sont pas déviés sont déjà des rayons ultra-violets voisins 



1 L'étendue du spectre dépend naturellement beaucoup de la na- 

 ture des verres ; il est très-reslreint si le prisme est en flint très- 

 réfringent; avec les prismes à vision directe (système Amici, Janssen) 

 on n'obtient que de mauvais résultats. 



2 Voyez Schellen, Speclralanalyse, 2 me édition, p. 119. 



