SPECTROSCOPE A OCULAIRE FLUORESCENT. 327 



ou d'un porte-lumière. La substance dont est fait le miroir 

 n'est point indifférente. Avec un miroir en verre étamé, la 

 plus grande partie des rayons très-réfrangibles sont ab- 

 sorbés par le verre ; il n'en reste que la portion 

 réfléchie à la première surface. Il faut donc employer un 

 miroir métallique. L'argent ou le verre argenté convient 

 bien pour ies rayons moins réfrangibles que la raie R; 

 mais les rayons de plus courte longueur d'onde sont absor- 

 bés comme M. Slokes l'a déjà fait remarquer, et un 

 miroir de ce métal est inférieur pour cette partie du spectre 

 h un miroir de verre noir. J'ai obtenu au contraire de très- 

 bons résultats avec un miroir d'argentan. Il est à remar- 

 quer que la lumière réfléchie sur un miroir de cette 

 substance, et à fortiori sur un miroir de verre, est sensible- 

 ment polarisée, ce qui n'est pas toujours sans inconvénient 

 puisqu'elle doit ensuite traverser des milieux biréfrin- 

 gents et doués du pouvoir rotatoire. 



Le faisceau de lumière réfléchie est concentré par une 

 lentille de quartz à long foyer (l m ,40) et tombe sur la 

 fente du spectroscope. Cette lentille n'est pas absolument 

 nécessaire, mais elle est utile dans la plupart des cas, car 

 l'observation du spectre fluorescent exige une grande in- 

 tensité lumineuse. 



La fente du spectroscope, commandée par une cré- 

 maillère, peut s'écarter plus ou moins de la lentille 

 collimatrice de quartz: ces changements de position sont 

 nécessaires si l'on veut obtenir le parallélisme des rayons, 

 puisque la lentille n'est pas achromatique '. Après son pas- 

 sage au travers du prisme de spath, le faisceau dispersé 

 passe dans la lunette et forme le spectre sur la lame fluo- 



1 On verra plus bas que celte lentille est construite d'une manière 

 particulière. 



