328 SPECTROSCOPE A OCULAIRE FLUORESCENT. 



rescente. L'ensemble de l'oculaire doit aussi pouvoir se dé- 

 placer d'une quantité considérable à l'aide d'un raouve- 

 m ;nt à crémaillère parce que l'objectif n'est pas achroma- 

 tique, : il y a de grandes différences de mise au point 

 suivant la partie du spectre que Ton observe. 



Avec l'oculaire fluorescent il se produit habituellement 

 un petit reflet, une petite tache brillante, qui se superpose 

 à la partie centrale du spectre et nuit à ta netteté. Ce 

 reflet provient d'une réflexion de la lumière pénétrant 

 dans l'appareil sur la surface courbe de la première len- 

 tille de l'oculaire ; les rayons renvoyés comme par un 

 miroir convergent, subissent une nouvelle réflexion sur la 

 lame fluorescente et arrivent en partie à l'œil. On peut 

 atténuer cet effet en choisissant une inclinaison convenable 

 pour l'oculaire ; mais il vaut encore mieux disposer devant 

 la partie inférieure de la première lentille de l'oculaire un 

 petit segment circulaire en papier noir ou en clinquant 

 noirci, de manière à arrêter les rayons, produisant ce 

 reflet. 



Le prisme de spath, du moins celui que je pos- 

 sède, quoiqu'il soit très-pur, ne donne pas une net- 

 teté aussi grande qu'un bon prisme de flint. Il diminue 

 de imitié l'intensité lumineuse, puisqu'il donne lieu à 

 deux spectres; on peut éviter ce dernier inconvénient 

 en employant un prisme de spath taillé les arêtes 

 perpendiculaires à l'axe cristallographique, mais alors 

 il n'y a simple réfraction que pour les rayons qui sont 

 rigoureusement au minimum de déviation : toutes 

 les raies d'une réfrangibilitô plus grande ou plus faible 

 paraissent doubles, et l'apparence générale du spectre 

 est complètement altérée. — Les prismes de quartz pré- 



