330 SPECTHOSCOPE A OCULAIRE FLUORESSKSf. 



aisément, en enlevant la fente du spectroscope et en 

 mettant à sa place lesdeux pointes entre lesquelles jaillis- 

 sent les décharges; comme les étincelles ont de très- 

 petites dimensions, elles donnent lieu à des images sé- 

 parées les unes des autres et très-facilement visibles. 



Si l'on doit opérer sur de la lumière polarisée, comm^ 

 nous avons été appelés à le faire, M. Sarasin et moi, dans 

 nos recherches sur la polarisation rotatoire du quartz ', 

 l'emploi de ce spectroscope présente quelques difficultés. 

 La lumière polarisée qui tombe sur la fente , passe 

 par la lentille collimatrice ; si celle-ci consiste en une 

 simple lentille biconvexe en quartz, elle fait tourner le plan 

 de polarisation d'un angle différent pour les différents 

 rayons qui tomb3nt ensuite sur le prisme biréfringent. Il 

 en résulte que certains rayons sont interceptés et que le 

 spectre présente des maxima et des minima d'intensité : 

 comme la lentille a une épaisseur variable suivant les 

 points, l'extinction n'est pas complète dans les bandes 

 obscures et l'éclat des bandes lumineuses est aussi atténué. 

 Ainsi il y a perte plus ou moins grande d'intensité dans 

 toutes les parties du spectre. — Pour remédier à cet incon- 

 vénient qui a été quelquefois signalé, j'ai remplacé la len- 

 tille biconvexe en quartz du collimateur, par une lentille 

 complexe formée de deux lentilles plan-convexes, parfai- 

 tement égales, l'une en quartz droit, l'autre en quartz 

 gauche, et appliquées l'une contre l'autre parleurs faces 

 planes. On comprend que la rotation produite par la pre- 



1 Voyez, pour notre premier travail sur ce sujd, Archives 1875, 

 t. LIV. p. 253. Nous publierons prochainement un nouveau mémoire, 

 dont un extrait a déjà paru dans les Comptes rendus de lAcad. des 

 Sciences du 30 oct. 1876. 



