SPECTROSCOPE A OCULAIRE FLUORESCENT. 331 



mière de ces lentilles est compensée par la seconde. J'ai 

 obtenu pratiquement de très-bons résultats avec cette 

 lentille compensée, et je crois pouvoir en recommander 

 l'usage dans beaucoup de cas. Ainsi, lorsqu'on opère sur 

 de la lumière réfléchie et par conséquent partiellement 

 polarisée, il y aurait grand avantage à employer une len- 

 tille compensée pour concentrer la lumière sur la fente 

 du speclroscope. 



Il me reste à dire quelques mots d'un petit speclro- 

 scope que j'ai fait disposer pour avoir un appareil facile- 

 ment transportable. Il est de dimensions beaucoup moins 

 considérables que celui qui vient d'être décrit, et il n'a 

 pas de cercle divisé. L'ensemble de l'appareil est mobile 

 autour d'un axe horizontal, en sorte qu'on peut l'incliner 

 et le braquer à peu près dans toutes les directions. Le 

 prisme de spath, enfermé dans une boîte cylindrique en 

 laiton, est mobile au moyen d'un bouton extérieur, de sorte 

 qu'on peut toujours l'amener dans la position du mini- 

 mum de déviation. La lunette de 14 centimètres environ 

 de distance focale, est aussi mobile autour du prisme en- 

 tre de certaines limites permettant d'atteindre les rayons 

 les plus réfrangibles; le tube qui porte l'oculaire peut 

 rentrer suffisamment pour obtenir la mise au point dans 

 tous les cas. Les lentilles sont en quartz. 



Cet instrument est très-commode pour observer direc- 

 tement une source de lumière, quelle qu'en soit la posi- 

 tion (lumière électrique, étincelle d'induction, etc.). Il peut 

 aussi être séparé de son pied et s'adapter à des instru- 

 ments astronomiques: il se prêterait, je crois, à des ob- 

 servations intéressantes, si on le montait sur un télescope 

 à réflexion (dont le miroir serait formé d'un métal autre 



