CAPILLAIRES ET ÉLECTRIQUES. 159 
Un fait surprenant qui s’est manifesté dans toutes ces 
expériences, lorsque le circuit était fermé soit par un 
simple fil placé entre & et B, soit par l’intercalation de 
l'élément de Daniell, c’est la constance des résultats, c’est- 
à-dire de la constante de capillarité et l’invariabilité de 
la position d’équihbre du ménisque. Jusqu'ici on était ac- 
coutumé à voir se produire certaines perturbations dans 
toutes les expériences de capillarité faites avec les appa- 
reils ordinaires, c’est-à-dire sans l'emploi de l'électricité. 
Ces perturbations reparaissaient naturellement dans nos 
appareils, dès que æ et B étaient isolés l’un de l’autre. 
Elles consistaient en ceci : 
1° La position d'équilibre varie avec le sens du moc- 
vement précédent de la colonne mercurielle ; 
2° Elle peut changer brusquement sous l’action d’une 
secousse ou d’un choc; 
3° La position d'équilibre change aussi lentement avec 
le temps et ne cesse de se déplacer qu'après des heures. 
Mais dès qu’on fermait le circuit par la simple addition 
d'un fil métallique entre « et B, toute irrégularité cessait 
subitement, et on ne pouvait même plus en produire de 
nouvelle, La position d'équilibre devenait alors si con- 
stante que le contact du ménisque avec la croisée des 
fils ne laissait plus rien à désirer, même sous un grossis- 
sement de 220. Nous avons réussi, d’ailleurs, à découvrir 
la cause de ces perturbations. 
Electromètre capillaire. 
Dans l'appareil décrit précédemment, à chaque valeur 
de la constante capillaire correspond une certaine quan- 
tité de force électromotrice intercalée entre & et 8. On 
peut donc déduire cette dernière de l'observation de la 
