360 DÉCHARGE ÉLECTRIQUE 
Aug. de la Rive mentionne que M. Prazmowski a trouvé 
plusieurs bandes en rouge, bleu et violet. 
Avec ceci j'ai fini le sommaire complet, je le crois, des 
observations et des mesures qui ont été faites sur le 
spectre de l'aurore boréale. Je passe maintenant aux ob- 
servations etaux déterminations qui furent faites pendant 
l'expédition faite en Laponie, dans l'automne 1871, sous 
les auspices de la Société scientifique de Finlande. 
$ 2. L’instrument que j'ai employé est un spectro- 
scope à vision directe, du baron Fab. Wrede, et exécuté 
par M. G. Sorensen, à Stockholm. Il est construit d’après 
un nouveau système, aussi je vais le décrire en détail. 
Sur un pied massif de métal (PI. IV, fig. À) (f) est fixé 
un cylindre de laiton vertical, composé de deux parties 
rentrant l’une dans l’autre, et qui peut, par conséquent, 
être allongé ou raccourci. Il porte une forte plaque de 
-métal tournant dans un plan vertical autour de l'axe g 
et dans un plan horizontal par le glissement de deux tiges 
cylindriques l’une dans l’autre. Sur cette plaque s’en 
trouve une autre qui est fixée à la première par un axe 
vertical d'acier et mobile autour de cet axe; la plaque de 
dessus est pressée contre celle de dessous par une vis et 
un ressort annulaire qui se trouve sous elle. La plaque 
de dessus porte encore un bras horizontal mn. Deux 
prismes p,p', présentant un angle réfracteur de GP, sont 
fixés sur cette plaque. Leurs bases sont placées contre 
une plaque verticale de métal avec des coins de métal, de 
sorte que les surfaces des bases forment ensemble un 
angle de 166°,5. Les prismes sont recouverts d’une boîte 
1 Ce m'est un devoir bien cher d’exprimer ma reconnaissance envers 
M. Wrede pour l'extrême bienveillance qu’il m'a montrée en construi- 
sant et en surveillant l'exécution de cet instrument. 
