DANS L'AURORE BORÉALE, ETC. 361 
solide, carrée, qui est fixée par des vis. De l’un des côtés 
de cette boîte se visse le tube b avec la fente et dans 
l’autre le tube a avec l’oculaire. Du côté de l’oculaire 
la boîte de laiton est entrecoupée et laisse passer le 
bras mn. 
Au bout de ce bras se trouve la vis micrométrique h, 
qui, passant par deux écrans formés du même morceau 
. attaché sur mn, s'appuie du côté intérieur contre le spec- 
troscope sur lequel est vissée, pour ce but, une plaque 
de laiton. Une échelle se trouve derrière la vis au bout 
extrême du bras mn. Ce bras est relié au spectroscope 
par un ressort spiral de fil d’acier trempé c, qui d’un côté 
est attaché au bras, et de l’autre à un petit cylindre de 
laiton vissé au spectroscope. — Devant la fente on peut 
placer un petit miroir mobile au plan horizontal et verti- 
cal, Dans l’oculaire se trouvent deux réticules à deux fils 
parallèles ou croisés, qui peuvent être éclairés de dehors 
par une ouverture au Côté. 
La marche des rayons de lumière est la suivante : par la 
tente b ils tombent sur la lentille et dans le tube, sont 
réfractés et dispersés par le prisme p, et enfin réfléchis 
contre la base de prisme p', après quoi ils entrent dans 
le tube oculaire où l’image est retournée. 
En tournant la vis micrométrique, le bras, et avec lui 
les prismes, peuvent se déplacer, de sorte qu’une partie 
quelconque du prisme puisse être placée au milieu du 
champ de vue. La tête de la vis k est partagée en cent 
parties et l’échelle en intervalles correspondant à un tour. 
Ainsi, une lecture des vis détermine la place d’une raie 
dans le spectre, et en la comparant avec celle des autres 
raies connues, elle peut être déterminée par l’une ou 
l’autre échelle. 
ARCHIVES, t. L. — Août 1874. 25 
< zt-l 
HAL 
LT 
SSP PEN UT PE PE Ne Pr, COLE TU 
A ARR Me PM es 
MT NT CA MM DORE Me ce DUO 
NET 
rà 
h 
ee 
TUE SIN EE 
EFAT PRES CES 
+ 
1 PRES ER 
PRE RSS MR Se ne 
AIT MENT A 0 té 2 
A RAS 
A 
’ 
Tr 
Lé 
” 
