362 DÉCHARGE ÉLECTRIQUE 
Il est clair qu'on préfère déterminer les raies par leurs 
longueurs d'ondes, parce que cette échelle ne contiént 
rien de conditionnel; au contraire, chaque espèce de lu- 
mière, chaque bande dans le spectre est parfaitement 
déterminée, surtout depuis que cette détermination a été 
rendue très-facile par l’ouvrage de M. Angstrôm « Le 
Spectre normal du Soleil. » 1] s'agissait donc de pouvoir 
exprimer une certaine lecture sur la vis par une lon- 
gueur d'onde correspondante; pour arriver à ce but j'ai 
fait les opérations suivantes : {° examiné les défauts pos- 
sibles de la vis; 2° déterminé la position relative d’un 
grand nombre des lignes de Fraunhofer dans le spectre 
solaire ; 3° la variation de la‘situation réciproque des li- 
gnes de Fraunhofer avec la température qui était cepen- 
dant si petite qu'il était inutile d’en rendre compte. 
Dans la mesure de la situation réciproque des lignes 
spectrales jai rencontré quelques difficultés qui exigeaient 
des précautions. 
Dans son ouvrage, « Détermination des longueurs d'on- 
des,» etc., M. Thalén dit qu’une lecture exacte d’une raie 
de spectre est rendue très-difficile, parce qu'il se produit 
une diffraction de lumière à la surface du réticule. La 
même difficulté se montra dans le spectroscopé que j'em-. 
ployai et c’est pourquoi j'ai fait à l'instrument les chan- 
gements suivants : 
Au lieu des cheveux parallèles, j'ai produit une fine li- 
gne de lumière qui occupait en baut un peu moins que 
la moitié du champ de vue. Je réalisai cela à l’aide d’un 
prisme de réflexion rectangulaire dont la surface hypoté- 
nuse et l’une des surfaces cathele étaient couvertes de pla- 
ques de métal, de sorte qu'il ne restait plus qu'une fente 
très-fine sur la dernière. Cette surface cathete était tournée 
