DES GAZ LIQUÉFIABLES 27 



au moins, du gaz. Eu effectuant la moyenne des résultats 

 obtenus, ou aura les plus grandes chances d'éliminer la grande 

 majorité des erreurs (non systématiques). 



Le point critique 



La température critique était obtenue eu resserrant les 

 limites d'apparition et de disparition du ménisque, quand 

 celui-ci apparaît ou disparaît en séparant deux phases autant 

 que possible égales en volume. 



La températui-e expérimentale la plus rapprochée du point 

 critique étant atteinte lentement, on provoquait l'apparition 

 du ménisque par une légère détente (en manœuvrant le piston 

 plongeur), dans le cas où cette température était supérieure, et 

 la disparition par une légère compression, dans le cas où cette 

 température était inférieure. Au bout d'un certain nombre de 

 tâtonnements dans le réglage de l'étuve, pendant lesquels on 

 remarque que les détentes pour faire apparaître le ménisque 

 et les compressions pour le faire dispai-aître deviennent de 

 plus en plus faibles, on atteint une température où l'on n'aper- 

 çoit plus qu'une seule phase parfaitement uniforme, sauf à 

 l'endroit où a disparu le ménisque où on remarque un léger 

 miroitement (différence d'indice de réfraction). Ce point-ci est 

 en outre caractérisé par la disparition complète de toute trace 

 d'opalescence. C'est ce point que notis avons pris comme point 

 critique. Xous attribuons une certaine importance au critérium 

 de la disparition de l'opalescence, car. à ce qu'il semble (voir 

 p. 10), l'opalescence critique étant due a des émulsions gaz- 

 liquide, sa présence indiquerait celle du liquide, ce qui est 

 contraire h la définition du point critique. Les températures 

 critiques observées de la façon que nous indiquons peuvent 

 être légèrement trop fortes, mais l'erreur doit être très faible, 

 puisque pour une différence de température de 1/30°, on voit 

 apparaître ou disparaître l'opalescence (avec nos dispositifs). 

 La température critique étant atteinte de la façon déci'ite plus 

 haut, nous laissions s'établir l'équilibre, quelques minutes, au 

 bout desquelles la lecture du manomètre à azote nous don- 

 nait la valeur de la pression critique. Les pointés étaient 



