26 REVISION DES CONSTANTES CRITIQUES 



SO. ; (C,H,)oO pour 3 échautillons de C„H, \ Pour C.He, 

 C^H^, CoII,, COo, NoO, nous uous sommes servis du manchon 

 à eau glycérinée. Les liquides de chauffe étaient tous distillés 

 dans 0,05° ; on connaît d'autre part la précision que l'on peut 

 obtenir à l'aide du manchon à eau glycérinée. L'ensemble de 

 ces considérations nous permet d'admettre comme précision de 

 nos mesures de Tc±0,r et ±0,1 atmosphère pour nos 

 mesures de pc. 



Il y a une tendance générale à croire que les constantes cri- 

 tiques (température, pression) sont susceptibles d'être mesurées 

 à un très haut degré de précision ; c'est à notre avis une erreur, 

 du moins en ce qui concerne la pression critique"-. 



Cette conviction existe peut-être parce qu'en général on se 

 préoccupe peu de refaire les mesures sur un autre échantillon, 

 afin de voir jusqu'à quel point les résultats obtenus sur un pre- 

 mier échantillon sont exacts. Si on opérait toujours sur deux 

 échantillons, on constaterait qu'il faut déjà une très grande 

 habitude de ce genre de mesures et des appareils très sensibles 

 pour pouvoir obtenir des résultats concordant à ± 0,2 atm. et à 

 ±0,05°^ 



Selon nous, des mesures isolées, même si elles sont faites 

 avec le plus grand soin, devront participer de toute une série 

 d'erreurs. Nos mesures auront donc porté sur deux échantillons, 



donnant seule (tube de Natterer par exemple), peut atteindre une plus 

 grande précision ; mais si on mesure te et j^c séparément, on n'est 

 jamais sûr de l'identité des échantillons utilisés. 



' Parmi les erreurs difficilement évitables, signalons : 



a Dilatation ou contraction des appareils de mesure (acier et mer- 

 cure), due à la variation de la température ambiante provoquant des 

 compressions ou des détentes du fluide, qui font apparaître ou dispa- 

 raître le ménisque à des températures différentes de Te. 



^ Les bulles de gaz qui peuvent rester comprises entre les parois du 

 manomètre et le mercure lors de la compression. 



y Erreur de parallaxe dans la lecture de la hauteur de la colonne de 

 mercure dans la tige graduée due aux parois du capillaire de la tige 

 srraduée du manomètre elle-même et aux i)arois de l'étuve. 



ô Influence du remplissage des tubes qui, étant différent du rem- 

 plissage critique (cas à peu près impossible à réaliser), fournit une 

 pression critique faible ou forte, selon les cas, et une température cri- 

 tique toujours trop basse. 



