DES GAZ LIQUÉFIABLES 25 



avec succès un manchon dont on brassait l'eau glycérinée qu'il 

 contenait par un courant d'air amené par un tube plongeant 

 jusqu'au fond de l'appareil et produit par une petite soufflerie 

 à pied. La température de cet appareil est facilement réglable 

 par addition de solution glycérinée chaude ou de petits mor- 

 ceaux de glace. Ce dispositif a été toujours employé pour main- 

 tenir les manomètres à température constante (à ^ .f,^ prèsj ^ et 

 nous a toujours donné d'excellents résultats. 



Pour les températures supérieures à 40°, nous avons utilisé 

 la jaquette à liquide pur bouillant sous des pressions variables 

 proposées et employées par Ramsay-Young - et dont le fonc- 

 tionnement est bien connu. 



Nous avons effectué des comparaisons de deux étuves à l'aide 

 d'un thermomètre divisé en dixièmes de degré et en prenant 

 comme point de repère la température critique d'un échan- 

 tillon de C^Hg. Les résultats ont été concordants au delà 

 du 1/20°. 



Précision des mesures 



Nos manomètres décelaient 0,1 atmosphère sur une hauteur 

 de 1 cm. dans n'importe quelle région de la tige graduée, 

 grâce à l'emploi du petit réservoir a (fig. 2, pi. I). 



Les thermomètres utilisés permettaient la lecture facile de 

 la température à 0,1° près ; ils étaient vérifiés après chaque 

 mesurer Les liquides de chauft'e utilisés ont été : (CH3)X0 

 pour HCl ; CeH.Cl pour C,N,, H,S, NH^ ; C«H,Br pour 



^ Le réglage dans ce cas était particulièrement facile, car il s'agissait 

 de maintenir le manomètre à une température voisine de celle de la 

 salle (15°). 



- Il ne faut pas oublier de prendre la précaution indiquée par les 

 auteurs mêmes de cette jaquette qui consiste à recouvrir le bouchon de 

 fermeture du bas au moyen de mercure, afin d'éviter l'action dissolvante 

 des vapeurs. 



^ Les thermomètres étaient calibrés à l'aide des points fixes suivants : 

 glace fondante pour 0° ; NasSo^ aq. pour 32°38, NaBr pour 50' ; 

 eau bouillante pour les points avoisinant 100° (mesures de Regnault) et 

 CtiH^Br et C,;H.,Ce pour les températures comprises entre 120^ et 158° 

 (mesures de Ramsay et Young). 



* La température critique, si elle est déterminée par une méthode la 



