24 REVISION DES CONSTANTES CRITIQUES 



parois. Le tube est ensuite rempli avec le gaz à une pression 

 légèrement inférieure à celle atmosphérique et après congéla- 

 tion du gaz dans l'air liquide il est séparé du reste de l'appa- 

 reil par un coup de chalumeau ^ Le tube est ensuite ouvert 

 sous le mercure. 



Les manomètres, eux aussi entièrement en verre soudé, sont 

 remplis d'azote en suivant une marche opératoire analogue à 

 celle des tubes laboratoires. Ils sont représentés dans la 

 figure 2 (pi. I) avant d'être introduits dans le cylindre Cailletet 

 prêts à la lecture (à l'aide d'un cathétomètre, le tube étant 

 placé tians une enceinte vitrée à t constant) de la colonne a p 

 qui soustraite de la hauteur barométrique fournit la pression 

 initiale de l'appareil -. On remarquera dans la partie supérieure 

 de cet appareil un petit réservoir a fig. 2 (pi. I) dont l'emploi 

 permet la construction relativement rapide de manomètres 

 d'intervalles de pression prévus d'avance et de sensibilité et 

 précision sensiblement constantes à n'importe quelle hauteur de 

 la tige graduée oii s'effectue la lecture) tout en étant en géné- 

 ral "/g plus courts que s'ils n'en étaient pas munis. 



Thermostats 



Nous avons utilisé deux types de thermostats selon les tem- 

 pératures de nos expériences. 

 Pour les températures inférieures à 40°, nous avons utilisé 



' Cette méthode de rinçage et remplissage a été mise au point pour 

 l'étude des densités de Soo ou voisinage de Te. Cf. E. Cardoso, Archives 

 XXVm. 392. 1909; C. B. 153. 257. 1911. 



- La hauteur a ft doit être corrigée de la dépression capillaire du 

 mercure (que l'on mesure d'avance directement pour chaque tube). Le 



KHVT 

 calcul des pressions s'effectue à l'aide de la formule — „ — - = p où K 



est le coefficient d'écart à la loi de Boyle donnée par les travaux clas- 

 siques d'Amagat ; H est la pression initiale exprimée bien entendu en 

 atmosphères ; V le volume total de l'appareil jusqu'à l'endroit où 

 s'élève la colonne a /j ; T la température de l'enceinte vitrée à ce 

 moment ; v et Tj le volume et la température de l'azote au moment 

 de la mesure. Les mesures de p, doivent être en outre corrigées de la 

 différence de niveau entre la hauteur du mercure dans le tube labora- 

 toire et le manomètre au moment de la lecture. 



