22 REVISION DES CONSTANTES CRITIQUES 



Le manomètre Bourdon ne sert qu'à donner une indication 

 sur l'ordre de grandeur de la pression à laquelle se trouve, à 

 un moment donné, l'appareil. La pression exacte est mesurée 

 par le manomètre m (tig. 1, pi. I) maintenu à température 

 constante par le manchon e (fig. 1). Le tube laboratoire l 

 (fig. 1) est muni d'un agitateur électro-magnétique de Kuenen 

 k (fig. 1) permettant d'étudier l'opalescence, (constitué par un 

 simple morceau de fil de 1er doux enrobé ou non dans un tube 

 de verre très mince) et est chauffé au moyen d'une jaquette de 

 vapeur typeRamsay-Young (m au moyen d'un manchon comme 

 celui utilisé pour les manomètres. 



Purification des échantillons et contrôle de leur pureté 



La pureté des échantillons à étudier est la première et la 

 plus importante des conditions à remplir pour pouvoir effectuer 

 des mesures sérieuses. Le choix de la réaction génératrice et de 

 la méthode de purification doit être fait avec le plus grand soin 

 possible. 



Tous les gaz que nous avons étudiés ont été purifiés par 

 distillation fractionnée dans le vide ; nous avons toujours choisi 

 comme critérium de leur pureté la monovariance des états satu- 

 rés des systèmes formés par un seul constituant (liquéfaction 

 totale à pression constante, à température constante). 



La distillation des gaz liquéfiés (préalablement purifiés par 

 voie chimique) s'effectue dans des appareils^ construits entière- 

 ment en verre soudé et tenant le vide indéfiniment -. 



Contrôle de la pureté : Les gaz ainsi purifiés étaient soumis 

 au contrôle de la liquéfaction totale sans augmentation de pres- 



* L'appareil à distillation est représenté dans la fig. 3, pi. II. La dis- 

 tillation pure et simple n'est quelquefois pas suffisante pour atteindre 

 les grandes puretés requises pour ce genre de mesures, nous avons per- 

 fectionné la méthode en faisant barbotter le gaz entre une distillation 

 et l'autre dans un cycle de barbotteurs. 



- Ces appareils ont été plusieurs fois décrits ces dernières années par 

 les membres du laboratoire de chimie -physique de l'Université de 

 Genève. Cf. G. Baume, Briner et Cardoso, 0. Scheuer dans le Journal 

 de Chimie- Physiqite 1908, 1909, 1910. Voir surtout un résumé de 

 Ph.-A. Guye dans ce recueil (4), t. 27, p. 557, 1909. 



